567 



Bulletin de r/%cadëinie Impériale 



56S 



von Siemens an, fiir welchen a = 0,0004 (nahezu) 

 ist, und luacht nian / = 1, so ist: 



(la =. 0,0004, 



il. h. lier fiir den Temperaturcoëfficienton zuliissige 

 Fehler ist diesem Coëfficienten selbst gleich. Es folgt 

 also hieraus, dass bei ciner Genauigkeit der Wider- 

 standsmessnugen bis 0,4 pro mille , eine Réduction 

 vvegen der Temperatur des Argentandralites erst dann 

 erforderlich wird, wenn letztero um melir als 1*^ von 

 der normalen abweicht. 



In der Regel aber hat man es mit Reductionen anf 

 20"" zu tliun, und in solcliem Falle muss der Tempe- 

 raturcoëfficient mit einei- Sicherheit von '/^^ oder fiinf 

 Procent bekannt sein. 



Es fragt sich nun. ob wir diesen Coëfficienten fiir 

 die von Siemens zu seinen Widerstandsetalons be- 

 nutzten Driihte mit solcher Genauigkeit kennen. 



Siemens wendet zu seinen Systemen Neusilber- 

 drilhte an. Der Einfluss der Temperatur auf den Wi- 

 derstand des Argentans ist von Arndtsen') gemesscn 

 und dafiir die Relation: 



«;^=:îrjl -t- 0,000 387 3G ./ -— 0,000 000 nf)? 70 ./=) 



aufgestellt worden. 



In den Grenzen von bis 20 kann die Ànderung 

 des Widerstandes der Temperatur l proportional go- 

 nommen werden, wodurch obige Gleichung die ein- 

 fachere Gestalt 



2t;^ = «^0 (1-4-0,000 375 5. <) 

 annimmt. 



Ausser den Messungen von Arndtsen sind mir keine 

 anderen fur Argentan bekannt; Siemens selbst hat 

 diesen Coëfficienten fiir seine Drâhte nicht bestimmt, 

 er nimmt-) vielmehr fiir dieselben den von Arndtsen 

 gefundenen an. Nach Siemens ist a= 0,000 39 und 

 dièses ist in der That der erste Coefficient in Arudt- 

 sen's Formel. 



Da die Siemens'sche Zabi von der Arndtsen's 

 nur um etwa 4 Procent abweicht, so werden durch 

 dièse Difterenzen bei den Reductionen nur solche Feh- 

 ler entstehen, die zu vernachlâssigen sind; es sei denn, 

 dass eine grossere Genauigkeit gcfordert werde, als 

 oben angenommen wurde. 



1) Poggendorf's Annalpii Bd. CIV. 



2) Ib. Bd. OX. 



Es kann aber fraglich erscheinen, ob der von 

 Arndtsen fiir Argentan gefundene Temperaturcoëffi- 

 cient auf die Siemens'schen Drâhte iiberhaupt an- 

 wendbar ist. Neusilber ist ja durchaus nicht als Le- 

 girung von constanter Zusammensetzung anzusehen; 

 es scheiut vielmehr , dass dieselbe in i-echt weiten 

 Grenzen schwanken kann. Dafiir sprechen die Bestim- 

 mungen des Leitungswiderstandes fiir dièses Material, 

 welche ganz auffallend von eiuander abweichen. So 

 fandeu , um nur wenige Beispiele anzufiiln-en , drei 

 Beobachter folgende WiderstJinde des Argentans bei 

 1: 



0° gegen Silber 



Bnff 8,3, 



Riess 5,9, 



Arndtsen . . . 5,3. 



Solche Differenzen sind doch kaum anders als durch 

 die Verschiedenlieit des benutzten Materials zu er- 

 klâren. Hierzu kommt dann noch, dass von allen Be- 

 stimmungen des Widerstandes fiir Argentan diejenige 

 Arndtsen's fiir dièse Legirung den geringsten Werth 

 ergiebt und daher ist es sehr wahrschcinlich , dass 

 Arndtsen's Neusilber von einer mittleren Composi- 

 tion dieser Legirung betriiciitlich abweicht. 



Da es andererseits wolil bekannt ist, dass der Ein- 

 fluss der Temperatur anf den "Widerstand der Legi- 

 rimgen mit der Zusammensetzung der letzteren nicht 

 unbedeutend variiren kann, so muss der Zweifel an 

 einer unbedenklichen Zulâssigkeit des von Arndtsen 

 fiir Argentan gefundenen Temperaturcoëfficienten auch 

 auf die Siemens'schen Drâhte als eiu wohl begriin- 

 deter erscheinen. 



Mit einer Untersuchung von Widerstanden beschâf- 

 tigt, bei welcher es mir um moglichst genaue Resul- 

 tate zu tliun war, habe ich mich durch dièse Betrach- 

 tungen genothigt gesehen, den Temperaturcoëfficien- 

 ten fiir den Widerstand der Siemens'schen Drâhte zu 

 messen, und will im Folgenden die Resultate die- 

 ser Untersuchung mittheileu, da sie bei der hâufigen 

 Benutzung Siemeus'scher Etalons allgemeines In- 

 teresse beanspruchen diirfen und manchem Beobachter 

 von Nutzen sein kônnen; zu dieser Mittheiiung bin 

 ich um so raehr bewogen , als der von mir bestimmte 

 Coefficient, wio weiter untcn gezeigt worden soll, auf 

 aile Système ans der Werkstâtte der Herreu Siemens 

 und Halske Anwendung findet. 



