401 



Bulletin de l'jlcadéinie Impériale 



492 



Material 



der 

 Drahte. 



Stahl 



Eisen . . . . 

 Messing . . 

 Kupfer . . . 

 Platina . . . 

 Neusilber . 

 Al.-Bronce 

 Palladium . 

 Pt.-Irid. . . 



Max. der beob. 

 ersten Aude- 



rung des 

 Widerstandes. 



lu Proc. 



... (- 



Ag.-Cii. Legir. 



Zink 



Alumin 



Blei 



4,8% 



0,4 



8,3 



2,9 



5,3 



1,1 

 8,0 

 0,4) 

 3,2 

 11,3 

 1,8 

 1,9 

 0,5 



Max. d. beob. | 

 Wiederan- 



wachsens des ! 

 Wid. beim 



stark.Gluhen 

 In Proc. 



8,6% 

 5,3 

 0,8 

 1,4 



5,8 



2,0 



Max. d. beob. 



And. d. Wid. 



beim Ablô- 



schen. 



In Proc. 



0,6% 



0,7 



1,0 



0,4 



0,7 



1,8 



2,7 



0,1) 



0,3 



1,7 



Die Zalilen fiir Palladium stehcn in Klammern , da 

 der Draht niclit liartgezogen war. In der ersten Ko- 

 lonne stelien die ersten, beim nicht zu starken Gltilien 

 bcobacliteten Ànderungen des Widerstandes: sie sind 

 samuitlicli negativ, ausser beim Blci: bei 12 von den 

 untersuchten 13 Metallen verringert sicli also der 

 Widerstand beim Weicbwerdcn der Drahte, beim er- 

 sten Ausgliihen. In der zweiten Kolonne stelien die 

 grossten beobachteten Werthe des Wiederanwachsens 

 des Widerstandes bei heftigem oder anhaltendem Glu- 

 hen. In allen beobachteten 6 Fiillen sind dièse Werthe 

 positiv , spricht sich also die oft erwahnte Doppelwir- 

 kung des Glûhens klar ans. Dass die zweite Wirkung 

 nicht lediglich der Oxydation zuzuschreiben ist, zeigt 

 deutlich der so grosse, fiir Platina gefundene Werth 

 (bei heftigem Gliihen stieg der Widerstand wieder 

 iiber seine ursprûngliclie Grosse) und der verhiilt- 

 nissmiissig sehr kleine bei Messing und Kupfer gefun- 

 dene Werth. Die dritte Kolonne enthiilt die beim Ab- 

 lôschen beobachteten Widerstandsilnderungen. Von 

 10 beobachteten Fallen ist dièse Ànderung 9 Mal posi- 

 tiv und nur Neusilber zeigte oin bedeutendes Sinken 

 des Widerstandes beim Abloschen. 



Bei allen in der obigen Tabelle befindhchen Anga- 

 ben ist selbstverstiindlich nicht der absolute Werth 

 der gefundenen Zahlengrossen, sondern vor Allem ihr 

 Vorzeichm und nur in zweiter Linie bei den Zahlcn 

 der ersten und dritten Kolonnen das ungefiihre relative 

 Verhaltniss dersclben von Bedeutung. 



Beseitigung des Capillaritâts-Fehiers beim Wag-Ba- 

 rograph. Von H. Wild. (Lu le S mars 1877.) 



In meiner Abhandlung: «Ueber die Bestimmung 

 des Iiuftdrucks« (Repertorium fiir Météorologie T. III. 

 J2 1, S. 143) habe ich bei Besprechung der Fehler 

 des selbstregistrirenden Wagbarometers darauf hin- 

 gewiesen, dass die bedeutendste Fehlerquelle, welche 

 fiir sich allein schon die damalige Unsicherheit einer 

 Registrirung : rt 0™™17 erkliiren konne, in der ca- 

 pillaren Anhilngung des Quecksilbers an der Rohren- 

 wandung zu suchen sei, durch welche bei fallendem 

 Barometerstand der Meniskus ausgefiillt und so ge- 

 wissermaassen ein Zuriickhleiben des registrirten Ba- 

 rometerstandes hinter dem wirklichen bewirkt werde. 



Zur Beseitigung dieser Fehlerquelle wurde von An- 

 fang 1874 an zunachst versuchsweise eine Vorrichtuug 

 angebracht, wodui'ch jeweilen das Quccksilber im Ba- 

 rometerrohr auf kurze Zeit zum Sinken und darauf 

 wieder zu einem laugsamen Ansteigen bis zur urspriing- 

 lichen Holie gebracht werden konnte. Es geschah dies 

 durch Herunterlasscn eines an einem Fadcn hangenden 

 kleinen Reiter-Gewichtes auf den Arm des Wagebalkens, 

 an welchem das die Baromotcrrohre thcilweise aquili- 

 brirende Quecksilbergefilss fiir die Temperatur-Com- 

 pensation hangt, und ein nachheriges langsames Auf- 

 zichen resp. Entfernen desselben. Dièse Opération 

 wurde durch die Beobachter 3 Mal am Tage, namlich 

 jeweilen unmittelbar vor den 3 taglichen ControU- 

 beobachtungen, ausgefiihrt. Der Erfolg dieser Maass- 

 regel war im Laufe des Jalires 1874 ein so unzweifel- 

 hafter, dass ich von Herrn Hasler in Bern einen Apparat 

 zur automatischen Ausfiihrung der Belastungs-Opera- 

 tion ausfûhren liess , welcher Ende Juli 1875 ani 

 Barographen angebracht wurde und seitdem regel- 

 màssig functionirt hat. 



Dieser Apparat zur automatischen voriibergehen- 

 den Belastuug des einen W'agarmes und damit zur 

 Beseitigung des stôrenden Anhiingens des Quecksilbers 

 im Baromoterrohr besteht aus einem , jeden Tag ein 

 oder zwei Malc aufzuziehenden Laufwerk und einem 

 Electromagneten , welcher in eine Zweigleitung des- 

 selben Stromkreises wie der Barograph selbst einge- 

 schaltet ist, durch einen Sperrhaken an seinem Anker- 

 hebel in seiner Ruhelage das T.aufwerk hemmt und 

 es nur beim Anzichen des Ankers zur Wirkung kommeu 



