493 



des Sciences de Saint-Pétersbourg:. 



494 



lâsst. Dabei wird vom Laufwerk eine Axe mit eiuer 

 excentrischen Scheibe umgedi'eht, wodurch der kiirzere 

 auf dem Rand der letzteru aufruhende Arm eines 

 Hebels auf- undniedorbewegt wird, an dessen lângerem 

 Arm der Faden mit dem aiif deu Wagarm aufziisetzen- 

 den und vvicder abzuliebeiidcn Gewiclite befestigt ist. 

 Die Opération des Hillfs-Apparates ist also folgcndc: 

 Aile 10 Minuteu lôst derselbe Uhr-Strom, welclier 

 die Markirung am Barograph bewirkt, durcb Anre- 

 gung des Electromagneten aucli gleichzeitig das Lauf- 

 werk des Belastungsapparates aus, die excentrisclie 

 Scheibe macht eine Umdrehung,_ nach welclier der 

 Sperrliaken wieder einfiillt und sie arrctirt; bci dieser 

 Umdi-ehung senkt sich der làngere Hebelarm mit dem 

 Gewicht langsam, legt das letztere so geraume Zeit 

 nacli erfolgter Markirung des Zeigerstandes, also ohne 

 Stôrung desselben, auf den Wagbalken auf und liebt 

 es nachlier durch Zuriickgehen ebenso langsam wieder 

 ab. Die Grosse des Gewichtes ist so berechnet, dass 

 dasselbe eine Senkung des Quecksilberniveaus im Ba- 

 rometerrohr um ungefalir 1 """ zur Folge hat. 



Die Wirkung dièses Hiilfsapparats wàre eine voU- 

 kommene, wenn erstlich die Belastung des Wagebalkens 

 nie ht, wie cben geschildert worden, unmittelbar 

 uach der Markirung, sondern ganz kurzc Zeit vorher 

 erfolgte, sodann wenn die Auflegung und Abhebung 

 des Gewichts so leise und langsam geschahe, dass da- 

 durch der Wagebalken in keinerlei pendelartige 

 Schwingungen vcrsetzt wiirde, endlich wenn die Be- 

 weguugsgrenzeu des Hebels resp. Gewichtes so be- 

 messen wàren, dass dasselbe bei jedem Barometerstand 

 resp. jeder beziiglichen Stellung des Wagebalkens 

 denselbcn noch triôt, ohne im Ruhezustand an ihn an- 

 znstossen. 



Die erstere Bedingung ist also bei unserm Apparat 

 nicht erfiillt und ihre Herstelluug vor der Hand auch 

 noch nicht angestrebt worden, da dieselbe zu viel Cora- 

 plicationen erfordert batte und durch die jetzige Ein- 

 richtung nur eine Verzôgerung von etwa 10 Minuten 

 in der Aufhebung des Capillaritâtsfehlers bewirkt 

 wird, was nur bei sehr raschem Steigen oder Fallen 

 des Barometers einen merklichenEintluss habenkaun. 

 Leider sind auch die beiden letzten Bedingungen bei 

 diesem crsten Apparate noch nicht genûgend realisirt; 

 einmal ist die Bewegung des Hebels noch etwas zu 

 rasch, so dass ganz kleine Schwingungen des Wage- 



balkens erfolgen und sodann sind die Grenzen der Be- 

 wegung etwas zu klein bemessen worden, so dass bei 

 sehr hohen Barometerstânden der Wagebalken ôfters 

 nicht mehr vom Gewichte getroffen wurde. Bis dièse 

 Ûbclstânde durch kleine bei erster Gelcgenheit (wo 

 dies ohne eine besondere Uuterbrechung der regel- 

 mâssigen Function des Instruments geschehen kaun) 

 auszufiihrende Verànderungen beseitigt sein werden, 

 kann man also von ihm noch nicht das Maximum sei- 

 ner Leistungsfàliigkeit erwarten und iiamentlich wird 

 sein Effect in den Monaten, wo die stàrksten Barometer- 

 schwankungen vorkamen, zu wûnschen iibrig lassen. 

 Dem letztern Ûbelstande haben wir vorlaufig vom 

 August 1876 an dadurch zu begegnen gesucht, dass 

 die Beobachter durch Verlàngerung oder Verkiirzung 

 des das Uebergewicht tragendeu Fadens jcden Tag in 

 seiner Ruhelage eine ungefalir gleiche Distanz dièses 

 Gewichtes vom Wagebalken herstellten. 



Die durch diesen Hiilfsapparat , selbst in seinem 

 jotzigcn noch nicht ganz vollkommenen Zustande, er- 

 zielte Erhohung der Leistungsfâhigkeit des ganzen 

 Barographen wird man am besten aus der nachstehen- 

 den Zusammenstellung der raittlern Abweichungen 

 seiner Registrirungen von den zu den 3 Terminen 

 7'' a., l*" p. und 9,^ p. direct angestellten ControU- 

 bcobachtungeu fiir jcden Monat entnehmen kônnen. 



Altérer Barograph . Neuerer Barograph . 



1871 i'8'7'2"T873 1874: l'sfô 1876 



mm mm mm mm mm mm 



Jan. ±0,23 ±0,16 ±0,22 ±0,24 ±0,15 ±0,14 

 Febr. 0,29 0.18 0,31 0,18 0,08 0,14 

 Màrz 0,25 0,19 0,17* 0,15 0,10 0,14 



April 0,23 0,16* 0,18* 0,09 0,10 0,13 



Mai 0,19 0,20 0,16* 0,09 0,10 0.10 



Juni 0,21 0,16 0,17* 0,10 0,08 0,09 



Juli 0,22 0,18 0,14 0,11 0,07 0,11 



Aug. 0,19 0,17 0,11 0.09 0,12 0,07 



Sept. 0,24 0,27 0,14 0,09 0,10 0,08 



Oct. 0,21 0,21 0,16 0,09 0,14 0,10 



Nov. 0,25 0,30 0,19 0,11 0,11 0,11 



Dec. 0,25 0,22 0,23* 0,13 0,13 0,08 



Jahr ±0,23 ±0,20 ±0,18 ±0,12 ±0,11 ±0,11 



Die mit einem Stern (*) bezeichnoten Daten in den 

 Jahren 1872 u. 1873 beziehen sich bereits auf die Auf- 

 zeichnungen mit dem neuern verbesserten Barographen 

 (vergl. die oben citirte Abhandlung S. 133); ihr Ver- 



