145 



des Sciences de Saim - Pé^ersboui i±- 



146 



und so wegen des grossen Gewichtes dièse Fullung 

 selbst erschwert. 



Heissen wir das Volumen der Barometerkammer 

 bei der Temperatur und beim Barometerstand b 

 in der Rohre: V , so ergibt sicli fur das Volunien v 

 der Luft in der Barometerkammer gemessen beim nor- 

 malen Luftdruck B und bei der Temperatur von 

 der Werth: 



v -- V B °~ b ° 



Die Druck-Vermehruug A aber, welche dièse ein- 

 geschlossene Luft in Folge einer Verkleinerung ihres 

 Volumens durch Ansteigen des Quecksilbers im Rohre 

 um h Millimeter erfàhrt, wird in diesem Falle sein: 



Fiir die praktische Ausfiihrung diirfte es ani besten 

 sein, zur Vergrosserung des Volumens der Barometer- 

 kammer am oberen Ende der erweiterten cylindri- 

 schen Rohre noch ein kugelformiges Gefâss anzu- 

 setzen. Das Gesammtvolumen der Rohre wollen wir 

 700000 Cubic-Millimeter annehmen, so dass sie also 

 ungefâhr 10 Kilogramm Quecksilber fasst. Wenn der 

 cylindrische Theil der Erweiterung am oberen Ende 

 der Barometerrohre wieder einen Querschnitt von 

 1257 □ mm. hat oder also 40 mm. weit ist, eine 

 Hôhe von 200 mm. besitzt und beim Normalluftdruck 

 B =760 mm. bis zur Hâlfte mit Quecksilber gefiillt 

 ist, so bleibt fur das Volumen V der verdiinnten Luft 

 oberhalb der Werth: 



V = 700000— 125700 = 574300 Cubic-Milliin. 

 und also fur das Volumen des kugelfôrmigen Gefilsses 

 allein: 



V' = 574300 — 125700 = 448600 Cubic-Millim. 

 Der Durchmesser der Kugel muss somit 95 mm. sein. 

 Zur Berechnung fiir b setzen wir: 



5 = 760mm. Ç =1257nmm. L = 1200 mm. 

 « =100 2o = 28 l„ = 120 



c =250 </ = 20 Z' = 760 



(L 



130 



v= 0,003665 

 <x=0,0001813 

 p = 0,0000082 



alsdaun ergibt sich: 



Tome XVI. 



722 mm. 



Fiihren wir diesen Werth und den obigen fUr V in 

 den Ausdruck fiir v ein, so kommt: 



v = 28720 Cubic-Millimeter. 



Um endlich die Dépression A durch die bei stei- 

 gendem Barometer coniprimirtc Luft zu bcrechnen, 

 nehmen wir an, dass der hochste Barometerstand 

 790 mm. betrage. Diesem Zuwachs wird beim Wag- 

 barometer ein Ansteigen des Quecksilbers in der 

 Rohre um nahe 60 mm. entsprechen. 



Setzen wir also dem gemàss oben : 



h = 60, 

 so kommt: 



A = 5,7 mm. 



Die Scale fiir die Verwandlung der Ausschlâge oder 

 Aufzeichnungen dièses Wagbaroineters in absohite 

 Barometerstànde wird also keine gleichformige mehr 

 sein, sondern es werden bei niedrigen und hôheren 

 Barometerstanden gleichen Ânderungen derselben klei- 

 nere Ausschlâge der Wage entsprechen, wobei vor- 

 stehende Zahl einen Anhaltspunkt gewahren kann. 



DieEinrichtung des Wagbarometers fiir dièse zweite 

 Méthode der Temperatur- Compensation ist wieder in 

 % der natiirl. Grosse durch Fig. 2 schematisch dar- 

 gestellt. Wie daraus ersichtlich, ist dieselbe nicht 

 bloss sehr einfach, sondern erfordert auch ungefâhr 6 

 Kilogramm Quecksilber weniger als die erste Einrich- 

 tung. Sie bietet aber auch in Betreff der Fullung der 

 Barometerrohre eine Vereinfachung dar. Obschon 

 nândich nach der im 2. Bande des Repertoriums fiir 

 Météorologie von mir beschriebenen Méthode die Fiil- 

 lung auch dieser weiten und %usammengesetzten Baro- 

 meterrôhren keine Schwierigkeiten macht, so kann 

 dieselbe im vorliegenden Falle doch noch cinfacher 

 erfolgen. 



Hat man genug Quecksilber zur Disposition, so 

 giesst man davon so viel in die Rohre , dass nur noch 

 28,7 Cubic - Centimeter Luft in derselben bleiben, 

 bringt einige Tropfen reine concentrirte Schwefelsâure 

 hinein und setzt darauf dieselbe in gewohnter Weise 

 in das Gefâss ein. Die concentrirte Schwefelsâure wird, 

 ohne das Quecksilber anzugreifen, die Luft in der 

 Rohre vollkommen austrocknen. 



Steht aber eine Luftpumpe zur Disposition (es ge- 

 niigt eine kleine Handluftpumpe), so lâsst sich die Ful- 

 lung noch einfacher und ohne Aufwand von mehr 



10 



