139 



Bulletin «le iMeariémie Impériale 



140 



iiber 9 Kilogramm Qaecksilber fassen. Dièse Masse 

 wird bedeutend verringert, so wie wir in das Aus- 

 Hussthermoineter ausser dem Qaecksilber noch eine 

 andere, stàrker sicb ausdebnende Fltissigkeit z. B. 

 Alkohol bringen. Heissen wir den wahrcn cubischen 

 Ausdehnungscoeftizienten des Alcoliols p, so ergibt 

 sicb fur die Temperatur- Compensation durch ein mit 

 Quecksilber und Alcohol gefiilltes Ausflussthermome- 

 ter die Bedingungsgleichung: 



F a ' (a - 30) -+- F/' (? — 30) = 1 30,9 £, , 



\vo Vq das Volumen des Quecksilbers und V n " dasje- 

 nige des Weingeistes darsteilen und zugleich voraus- 

 gesetzt wurde, dass das Ausflussthermometer so auf- 

 gestellt sei, dass nur Quecksilber ans demselben aus- 

 fliesst. Haben wir eine cylindriscbo Rôbre voiu Quer- 

 schnitt Q (mit einer diinneren Ausflussrohre am un- 

 teren Ende) und der Hohe / -t- #"„ , wo s' Q die Hohe 

 des Quecksilbers und /'„ die des Alcoliols bezeiehnet, 

 so ist auch: 



/ «il '/\ oo 130.9 '■ 



s a -+- z p — [e -+- 3 ) 30 = -~- y,. 



Nehmen wir nun wieder: 



X== 200mm., X' = 250mm. 



und Q = 1257 □ mm., z\ -+- /„ = 250 mm. 



an und setzen im Mittel aus den Bestimniungen von 

 Pierre und Kopp liber die Ausdelinung dos Alcoliols 

 zwischen 10 und 20° C. 



? = 0,0010899, 

 so kommt: 



s\ = 48,55 mm. 



Hieraus ergab sicb die neuc, durcb Fig. 1 

 der beiliegenden Tafel scbematisch in '/ 8 der 

 natûrl. Grosse dargestellte Einrichtung misè- 

 res Wagbarometers. 



Am Hebelarme X= 200 mm. des Wagclbalkens ist 

 vermittelst des Messingbûgels B von 250 mm. Lange 

 die Barometerrobre A von 8 mm. ausserem und 6 mm. 

 innerem Durchmesser aufgehangt, welche oben eine 

 erweiterte cylindriscbe Kammer C von 40 mm. inne- 

 rem Durchmesser und 200 mm. Hohe besitzt. Die- 

 selbc taucht mit ihrem unteren Ende in einen beim 

 normalen Barometerstand von 7G0 mm. bis zu 240 mm. 

 Hohe mit Quecksilber gefiillten Glascylinder J) von 

 290 mm. Hohe nnd 6 mm. innerem Durchmesser. 



welcher auf einem eisernen Trâger E steht. Dieser 

 Trâger E ist seinerseits an der eisernen Schiene F 

 befestigt, welche vermittelst eines eisernen Fortsatzes 

 G am oberen Ende auch den Wagbalken tragt und so 

 die in der Théorie vorausgesetzte eiserne Verbinduug 

 zwischen dem Halter der Rôhre und Trâger des Ge- 

 fïisses von nahe 1200 mm. Lange reprasentirt. 



Zur Erzielung der Temperatur -Compensation ist 

 am anderen Wagarme in der Entfernung A' = 250mm. 

 von der Axe vermittelst des Messingbûgels MM von 

 500 mm. Lange und 90 mm. innerer Weite das mit 

 Quecksilber gefûllte Glasgefiiss N (30 mm. weit und 

 230 mm. lang) aufgehangt, in welches die bloss 5 mm. 

 dicke AusHussrohre J des Ausflussthermometers K 

 einmundet. Das letztere, welches durch die beiden 

 Trâger H und H' in vertikaler Stelhing im Zwischen- 

 rauni des Biigels MM gehalten wird, besteht ans 

 einem Glascylinder von 40 mm. innerer Weite und 

 250 mm. Hohe, der zu % mit Quecksilber und zu '/g 

 mit absolutein Alcohol gefullt ist. 



Die Empfindlichkeit der Wage ist durch das 2400 

 Gramm schwere Laufgewicht F, das in der Entfernung 

 A = 300 mm. von der Drehungsaxe an einer ungefahr 

 unter einem Winkel von 71 u vom Wagbalken sicb 

 schief abzweigenden Stange sitzt, so regulirt, dass die 

 Zeigerspitze S des Wagebalkens einen Ausschlag von 

 nahe 3 mm. gibt, wenn sich der Barometerstand um 

 ï mm. an der t. Nach erfolgter Justirung war zur Her- 

 stellung des Gleichgewichts auf der Seite der Baro- 

 meterrobre noch ein Zulage-Gewicht von 550 Gramm 

 nothwendig, welches in der Form eines 100 mm. wei- 

 ten und 200 mm. hohen oben geschlossenen Messing- 

 cylinders L als schwebender Deckel fur das Glasge- 

 fiiss J) bei a an der Barometerrobre festgeklemmt 

 wurde. Hiedurch wird nicht bloss das Eindringen von 

 Staub in das Glasgefâss vermindert, sondera zugleich 

 die Barometerrobre in Folge Tieferlegung des Scbwer- 

 punktes besser in der Vertikalstellung erhalten. Der 

 Messingdeckel bat ubrigens, uni ihn jeder Zeit abneh- 

 men zu konnen, seitlich einen Schlitz, der durch eine 

 an der Klemme sitzende Messinglamelle verschlossen 

 wird. 



Die registrirenden Theile des Barometers sind in 

 dem Schéma der Einfachheit halber ganz weggelassen. 



Dièse Umànderung unseres Wagbarometers wurde 

 am 30. und 31. December n. St. 1870 ausgefiihrt 



