133 



des Sciences de Saint -Pctersbourg. 



134 



Die iriedrigsten Werthe der fixen Linie im Mai und 

 Novembcr entspreclion hiernach gerade den kleinsten 

 Ausschlàgen pro 1 mm. Barometerstand und werden 

 so durch dièse erklârt, da bei kleineren Werthen die- 

 ser Ausschlàge die fixe Linie am Rande des Papiers 

 selbst einem niedrigen Barometerstande entsprechen 

 muss, wenn man nicht fiir die Mitte des Papiers zu 

 holie Barometerstande crlialten soll. Die kleineren 

 Ausschlàge aber in diesen Monaten waren eine noth- 

 wendige Folge der vielen niedrigen Barometerstande 

 wahrend derselben verbunden mit dem Umstande, 

 dass die erweiterte Kammer am oberen Entle der Ba- 

 rometerrôhre nicbt genau cylindrisch ist, sondern 

 unten cinen etwas kleineren Durchmesser als oben 

 bat. Sehen wir daber von den erwahnten Monaten ab, 

 so ergiebt sicb trotz einer etwa 10 3 C. betragenden 

 Temperaturdifferenz dei' betreffenden Localitiit im 

 Sommer und Winter eine solcbe Constanz des "Wer- 

 tlies der fixen Linie im Laufe des Jalires, dass (lies 

 am sichersten den guten Erfolg unserer Temperatur- 

 Coinpensation beweist. Obne dièse batte sicb der 

 Wertli der Mittellinie in den Sommer-Monaten um 

 ungefâhr 1,1 mm. hoher ergeben als in den Winter- 

 Monaten. So sebr also dièse Méthode der Temperatur- 

 Compensation im Ganzen befriedigte, so erschien sie 

 doch noch mit folgenden Ubelstiinden beliaftet, welelie 

 mir eine Verbesserung derselben wiinschenswerth er- 

 scheinen liessen. 



Erstlicb erbeiselit dicselbe iinmer noeh eine bedeu- 

 tende Masse von Quecksilber. Das Barometerrohr fasst 

 nâmlich 2,5 Kilogramm, das Gefass 13,5 Kilogramm. 

 das Ausflusstbermometer naliezu eben so viel und die 

 Rohre, in welche dièses einmiindet, 2 Kilogramme 

 Quecksilber, so dass also der ganze Apparat ungefâhr 

 31 Kilogramm Quecksilber enthàlt. 



Sodann macht wegen des bedentenden Gewicbts 



die Fiillung und Einsetzung des compensirenden Aus- 

 flussthennometers grosse Scliwierigkeiten. 



Bei raschen Anderungen der Temperatur kônnen 

 ferner dièse bedeutenden und versebieden vertheilten 

 Quecksilbermassen leicht denselben nicbt gleichmàssig 

 folgen und so temporâre Storungen durch ungeniigende 

 Compensation bewirken. 



Endlich ist die Reibung des eintauchenden ïheils 

 der unten ebenfalls wieder erweiterten Barometer- 

 rôhre am Quecksilber im Gefass bei raseber Ànde- 

 rung des Barometerstandes ein Grund zur Verzoge- 

 rung des Steigens oder Fallens des Barometers. 



Den Ietzteren Ubelstiinden glaube icb denn aucb 

 hauptsâchlich die noch allzugrosse Abweichung der 

 nach den obigen Daten aus den Aufzeichnungen des 

 Wagbarometers berechneten Barometerstande von 

 gleichzeitig an einem gewôhnlichen Barometer beo- 

 bacbteten Stànden beimessen zu miissen. Dièse Ab- 

 weichung betrug nàmlich durchschnittlich rt 0,25 mm. 

 und erreichte imMaximum denWerth db0,7mm. Wenn 

 aucb dièses Résultat gegenûber den bisherigen Lei- 

 stungen von Registrir-Apparaten schon ein befriedi- 

 gendes ist, so erscheint mir doch in Anbetracht der 

 ûbrigen Anlagc misères Instrumentes dieser Fehler 

 im Verhâltniss zu dem bei der Vergleichung zweier 

 guten Barometer zu begehenden noch zu gross. Fiir 

 unsere Beobachter betragt nâmlich der letztere Fehler 

 in runder Zahl ± 0,1 mm. 



Indem ich diesen Erfahrungen zufolge meine Bé- 

 ni uhungen darauf richtete, die Temperatur-Compensa- 

 tion und damit den ganzen Apparat noch weiter zu 

 vereinfachen und stabiler zu machen und so ein Instru- 

 ment zu schaffen, das in Wahrheit direkte Beobach- 

 tungen vollkommen ersetzen konne, hielt sicb es zu- 

 niiclist fur niitzlich , die ganze Berechnung des Tem- 

 peratur-Einflusses auf das Wagbarometer unabhangig 

 von der frùheren nochmals auszufiihren. Es zeigte 

 sich dabei, dass durch die Berucksichtigung einer 

 Grosse, die ich jenes Mal aïs klein vernachlassigt 

 batte, das Endresultat ein viel einfacheres wird. 



Wenn wir nâmlich ganz dieselben Bezeichnungen 

 wie damais beibehalten mit dem einzigen Unterschiede, 

 dass wir jetzt: 



y 



t ' 



t.- 

 t ' 



