115 



Bulletin de rAcadëmle Impériale 



116 



Ein zweiter Saal enthiilt ullein den fiir die Ver- 

 gleichung der Strichmeter bestimmten Làngen-Com- 

 parator von Gebriidcr Brunner in Paris Es ist 

 dies ebenfalls oin mit den neuesten Vervollkommnun- 

 gen ausgeriistetes , voiziiglich gelungenes Instrument, 

 welches zwei Strichmeter mit einem walirsclieinlichen 

 Fehler von 0,03 Micron oder Vgoooo'Stel Miliimeter zu 

 vergleiclien erlaiibt, wie die woiterhin mitzutheilenden 

 Messungsresultate zeigen werden. 



In einem weitern Saale ist der nach den Anga- 

 ben von Baron von Wredc in Stockholm cou- 

 struirte Comparator zur Bestimmung der absolu- 

 ten Warme-Ausdehnung der Meter nach einer 

 neuen Méthode aufgestellt worden nnd ebenda befîn- 

 det sich auch das von Tnrettini in Genf nach raei- 

 nen Angaben angefertigte Normalbarometer nnd 

 Mano meter, das zugleicli als Luftthermometer 

 zu benutzen ist, sowie die Vorrichtnngen zur Nor- 

 malpunktsbestimraung, Calibrirung und Ver- 

 gleichung der Quecksilberthermomcter, endiich 

 ein Fizeau'sclier, von Laurent in Paris gear- 

 beiteter Apparat zur Bestimmung der Ausdehnung 

 kleiner Stâbe. 



Obschon nocli weitere Wagen und Comparatoren 

 fiir Untersuchung von Unterabtheilungeii des Kilo- 

 gramms und des Meters bestellt siud und ein Stein- 

 lieil'scher Comparator fiirEndmaasse bercits vorhan- 

 den ist, so trete ich hier auf die Besprechung dieser 

 Instrumente nicht ein, da sie eben zur Zeit noch nicht 

 aufgestellt waren. 



Das Comité liât sich aber nicht darait begnugt, das 

 internationale Bureau einzurichteu und darin die er- 

 wilhnten Instrumente aufzustellen , es sind vielmehr 

 bereits von ihin und durcli die Beamten des Bureaus 

 eine Reilie von Arl)eiten und Untersuchungen aiisge- 

 ftihrt worden , wclche deui Gedeihen des ganzen Uu- 

 ternehmens sehr fôrderlich gewesen sind und deren 

 ich hier nui so cher noch kurz zu gedenken habc, als 

 ein Theil derselben auch uns unmittelbaron Nutzen 

 gebracht hat. 



Die erste Arboit, welche das Comité nocli vor Voll- 

 endmig des intcrnationalen Bureau's durcii einige sei- 

 ner Mitglieder ausfiihren liess. ist die schon oben cr- 

 wàhnte chcmisclie Untersuchung von l^roben des zur 

 Herstellung der Meter von der Section française v^r- 

 wendeten riatin-lridiums. Bei diesorGclegenheit liess 



dann das Comité auch gleich fiir das internationale 

 Bureau Typen von wirklich reinera Platin und Iridium 

 sowie von verschiedenen Legirungen beider Metalle 

 herstellen und mit vom Hanse Matthey in London ge- 

 lieferten, reinem Platin -Iridium von der normirten 

 Zusammensetzung (90 Platin auf 10 Iridium) 2 Meter, 

 2 Kilogiamme und 2 Grammgewichtssâtze herstellen, 

 von welcheu die Meter von den Gebriidern Brunner 

 in Paris ausgearbeitet und getheilt, die letztern vom 

 Mechanikus Ortling in London abgeglichen wurden. 

 Nach Vollendung der Bauten in Breteuil im Sommer 

 1878 beauftragte dann das Comité die Beamten des 

 Bureaus sofoi't mit der Aufstellung, Justiruug und 

 Priifung der erwàhnten Instrumente, worauf im Fe- 

 bruar dièses Jahres unter Leitung des mit der Direction 

 des Bureaus zeitweisc betrauten Comité- Mitgliedes, 

 Herrn Professer Broch aus Christiania, die Unter- 

 suchung der obigen Maasse vermittelst derselben be- 

 ginnen konnte. Herr Dr. Pernet aus Bern, als Ge- 

 lehrter fiir Spécial -Untersuchungen angestellt, iiber- 

 nahm die Untersuchung der Normal-Thermometer, des 

 Normal-Barometers und die wiederholte Vergleichung 

 der beiden Meter zur Priifung ihrer Unverânderlich- 

 keit; Herr Dr. Benoit aus Paris, als erstei- Adjunct 

 des Bureaus angestellt, begann die Bestimmung der 

 absoluten Ausdehnung der verschiedenen Typen aus 

 Platin, Iridium und ihrer Legirungen vermittelst des 

 Fizeau'scheii Apparates, sowie der absoluten Aus- 

 dehnung der Meterstabe mit dem Wrede'schen Com- 

 parator; Herr Marek endiich aus Wien, friiher Ge- 

 hiilfe in der osterreichischen Normal-Eichstâtte zuWien 

 und dann zum zweiten Adjuncten des Bureaus erwàhlt, 

 fiihrte die Vergleichungen dei- Kilogramme, und die 

 Vérification der Gewichtssâtze aus Platin-Iridium aus 

 und bcstimmte das specifische Gewicht der einzelnen 

 Stiicke. Der Letztere machte auch im Auftrage des 

 Comités mit dem einen derPlatin-Tridium-Kilogramme 

 eine Reise nach London, um es daselbst mit dem sogen. 

 Millerschen Platinkilogramm zu vergleichen, das zur 

 Zeit nnstreitig die genauste Copie des Prototyp-Kilo- 

 gramms der Archive in Paris reprasentiit. Verglei- 

 chendc Wagungen im Bureau vor und nach der Reise 

 mit ih'.m daselbst intact vei-bliebenen gleichen Kilo- 

 giainm ergaben, dass dasscibe durch die Reise sein 

 Gewicht innerhalb der Genauigkeitsgrenze der Wiigun- 

 gen. d. 11. innerhalb 0'"?' 004 nicht veriiiidert habe; 



