149 



des Scieiiccsi de Saint - Pëtersbourg;. 



150 



eiuen Zinkens auf eine Strecke von 20""" plan sclilei- 

 fen und poliren, d. h. also in einen Spiegel verwandeln. 



Die hierdurcli hervorgebrachte Erbohung des Tones 

 der Stimmgabel wurde dann durch sorgfaltiges Feilen 

 und Poliren an der Wurzel derselben wieder môglicbst 

 ausgeglicben. Die Dimensionen dieser Stiramgabel siud: 

 Lange der Zinken 107,5""", Dicke derselben oben 6,2""", 

 unten6,3""", Breite oben 13,9""",unten 14,1"""; Abstand 

 der Zinken 17,2""". 



Die Anordnung der Versucbe , die wieder Herr 

 Schonrock ausfuhrte , war dieselbe , wie sie beim 

 Vergleiche des Vibrationsmikroskopes mit der Stimm- 

 gabelulir (siehe oben) benutzt wurde. 



I. Versiicli (8. Dec. 1884). 



Die Stimmgabel der Stimmgabeluhr maclite im Mit- 

 tel 145,085 V. s., und die Anzalil der Scliwebungen 

 derselben mit der Kônig'scben Stimmgabel von an- 

 genaliert 870 v. s. betrug im Mittel 0,209 ± 0,010 

 bei 20"8, und war letztere zu tief. Ihre Scliwingungs- 

 zalil bereclinet sich somit zu 870-1-0,301 v. s. 



II. Versucli (9. Dec. 1884). 



Die Stimmgabel des Kônig'scben Apparûtes maclite 

 im Mittel 145,1794 v. s. Die Konig'sche Stimm- 

 gabel (zu tief) gab mit derselben im Mittel 0,217 ± 

 0,040 Schwebungen, bei einer mittleren Temperatur 

 von 14^8, die wieder an zwei Thermoraetcrn bestimmt 

 wurde, von denen eins in das Stahlprisma eingesenkt 

 war. Die Vibrationszalil der letztern betrug somit 

 870 -t- 0,859 v. s. 



m. Versuch (10. Dec. 1884). 



Die Stimmgabel der Stimmgabelubr maclite 145, 

 133 v. s. und die Anzahl der Scbwebungen mit der 

 Kônig'scben Stimmgabel betrug bei 19;'9: 0,303 ± 

 0,006, wobei dièse wieder zu tief war. Hieraus folgt 

 fur die Schwinguugszabl der letztern Stimmgabel bei 

 19Î9: 870-1-0,495 v. s. 



Nach diesen Versucben ist also die Scbwingungs- 

 zalil der Kônig'scben Stimmgabel mit dem ange- 

 schliffenen Spiegel: 



bei 20°8 : 870 

 » 14,8 : 870- 

 .. 19,9 : 870 



0,301 v. s. 

 0,859 » 

 0,495 » 



Aus den beiden ersten Daten crgibt sich fiir die 

 Anderung der Scliwingungszalil pro l'' der "Werth : 

 0,0930 und aus den beiden letztern derWertb: 0,0714, 

 also im Mittel : 0,0822 und daraus als Temperatur- 

 Coefficient dieser Stimmgabel: 



Ç" = 0,0000945. 



Derselbe liegt also ungefiihr in der Mitte zwischen 

 demjenigen der Stimmgabeluhr und dem der Normal- 

 stimmgabel. 



Vermittelst dièses Coefficienten berechnete sich als 

 absolute Schwingungszahl bei 15'^ C. der Kônig'- 

 scben Stimmgabel mit angeschliffenem Spiegel, i. e. der 

 neuen Vérifications- Stimmgabel, aus den obigen drei 

 Bestiinmungen: 



Schwingungszahl der uoucn Vcritications-Stimmgahel bei Ib" C. 



1. Versuch: 870,778 v. s. 



2. » 870,843 » 



3. » 870,898 » 



Mittel: 



870,840 =t 0,041 v. s. 



Schliesslich liess ich nocli durch Herrn Schonrock 

 eine zweite Stimmgabel von Kônig in Paris von 

 870 V. s., welche einen bereits vom Verfertiger ange- 

 brachten Stahlspiegel an ihrem einen Zinkenende be- 

 sitzt, aber keinen Resonnanzkasten hat, mit der Stimm- 

 gabelubr und mit der vorigen Stimmgabel vcrgleichen. 



Die Dimensionen dieser Gabel sind : Liinge der Zin- 

 ken 105,3""", Dicke derselben iiberall 7,7""", Breite 

 14,0"""; Abstand der Zinken 25,2""". 



I. Versuch (10. Dec. 1884). 



Die Schwingungszahl der Stimmgabeluhr betrug 

 145,0806, die Anzahl der Schwebungen mit der 

 Kônig'scben Stimmgabel war 0,755 ± 0,014, also 

 in der Secunde, da die letztere zu tief war, die Vibra- 

 tioiiszahl der letztern Stimmgabel, bei der Tempera- 

 tur 20;:2 : 



870 — 0,271 V. s. 



II. Versuch (10. Dec. 18S4). 



Beim Vergleich der beiden Kônig'scben Stimm- 

 gabeln untereinander ergaben sie 0,6455 ± 0,003 

 Schwebungen in der Secunde bei 20^7 und die Stimm- 

 gabel mit Extra-Spiegel war tiefer. 



Nun ist dem Vorigen zufolge die Schwingungszahl 



