147 



Bulletin de r/%cadéinie Impériale 



14S 



gabel angebe, da ja die letztere iii ihreiu Inneren den 

 Temperatur-Variationen der Luft iiiclit so rasch folgeii 

 wird wie das Thermometer. Um trotz dieser Varia- 

 tionen die Temperatur der Stimmgabel doch mog- 

 lichst genau bestimmen zu kônnen, wandte daher Herr 

 Schonrock bei diesem Versucbe 2 Tliermomcter an. 

 Das eine war, wie gewohnlicli, zwischen den Zinken 

 der Stimmgabel au der "Wurzel derselben angebraclit 

 iind gab die Temperatur der Luft an dieser Stelle an. 

 Die Kugel des anderen Thermometers war in ein Stahl- 

 prisma eiugesenkt, das ungefâhr dieselben Quersclinitts- 

 dimensionen batte, wie die Zinken der Normal-Stiram- 

 gabel und 40""" lang war. Der Lange nach war in diè- 

 ses Prisma eine 30""" tiefe Ausbôhlung gebobrt wor- 

 den, so dass die Kugel des Thermometers binein passte; 

 der Zwiscbenraum war mit Quecksilber ausgefiillt. Diè- 

 ses Thermometer wurde bei der Normal -Stimmgabel 

 angebracbt, so dass das Stahlprisma dicht bei der AVur- 

 zel derselben zu stehen kam. Das Mittel ans einer 

 Reihe von Ablesungen an diesen beiden Thermometern 

 wurde alsdann als mittlere Temperatur der Stimmgabel 

 angenomraen. 



Die Stimmgabel des Kôuig'schen Apparates maclite 

 wiihreud dièses Versuches im Mittel 145,1411 v. s., 

 und die Normal-Stimmgabel gab mit derselben im Mit- 

 tel 0,1496 Schwebungen und war zu tief, so dass die 

 Vibrationszahl der Normal-Stimmgabel sich zu 870 -+- 

 0,6970 V. s. berechnet bei einer mittleren Tempera- 

 tur von 14, '4 C. nach den beiden erwahnten Tliermo- 

 metern. 



Fiir denselben Zustand der Normal-Stimmgabel ha- 

 beu wir also nach dem 3., 4. und 5. Versuch folgende 

 Daten fiir ihre Schwingungszahl erhalten: 



bei 16^4 : 870- 

 » 19,8 : 870- 

 » 14.4 : 870- 



0,1602 V. s. 

 0,0139 » 

 0,6970 » 



und folglich als Temperatur-Coefticient der Normal- 

 Stimmgabel : 



Ç' = 0,0001051. 



Die nahe Ubereinstimmung dièses Werthes mit dem 

 frûheren zeigt, dass die Stimmgabel durch die Ànde- 

 rung des kleinen Ùberzuges an der Stelle , wo der 

 Quecksilbertropfen darauf angebracbt w'urde, sich nicht 

 wesentlich geilndert bat. Wir werden daher das Mittel: 



Xl = 0,0001083 



als Temperatur -Coefiicient der Normal-Stimmgabel 

 betrachten. 



Vermittelst desselben berechnen sich dann ans den 

 5 obigen Versuchen fiir die Schwingungszahl der Nor- 

 mal-Stimmgabel bei 15° C. die Werthe: 



Schwingungszahl der Normal-Stimmgahel bei 1.')° C. 



1. Versuch: 870,224 v. s. 



2. » 870,315 » 



3. » 870,292 » 



4. » 870,401 » 



5. » 870,641 » 



Die Combination des mittlern Werthes mit dem er- 

 sten und letzten ergibt fiir die Ànderung der Schwin- 

 gungszahl der Normal-Stimmgabel pro 1° C. die bei- 

 den Zahleu: 



also im Mittel: 



0,0512 

 0,1316 



0,0914 



Mittel : 



870,375 



0,117 V. s. 



Demnach ist die Schwingungszahl unserer Normal- 

 Stimmgabel als mit einer Sicherheit von 0,1 v. s. be- 

 stimmt zu betrachten und fiir irgend eine Temperatur 

 t des Oentesimal- Thermometers gegeben durch den 

 Ausdruck : 



?^ = 870,375 



1 —0,0001083 (#— 15")J. 



Die gesetzliche Schwingungszahl aber von 870 v. s. 

 in der Secunde wiirde hiernach die Normal-Stimm- 

 gabel in ihrem jetzigen Zustand bei 18^98 C. machen. 



Da auch die bis dahin benutzte Verifications-Stimm- 

 gabel von illinlicher Construction wie die Normal-Stimm- 

 gabel rasch abschwingt, so beschloss ich, als solche 

 in Zukunft eine andere von Ko ni g in Paris angefer- 

 tigte Lffg -Stimmgabel mit Resonnanzkasten , die viel 

 langer schwingt, zu benutzen und deren Schwingungs- 

 zahl auch direct mit Hiilfe der Stimmgabeluhr be- 

 stimmen zu lassen. Um hierbei die directe Vei'gleichung 

 durch Spiegelreflection , die weniger Storungen durch 

 die Nàhe des Beobachters ausgesctzt ist, anwenden 

 zu kônnen, liess ich durch Herrn Freiberg in der 

 Werkstâtte des Observatoriums die Seitenflâche ihres 



