339 



des Sciences de Saint -Pëtersboiipg. 



330 



balance suftisamnieiit sensible. Ayant obtenu l'équi- 

 libre au moyen d'un poids (Fig. 1. C, Fig. 3. L), on 

 remplit ce tube avec une quantité déterminée du 

 liquide et ou ferme l'appareil soit à la lampe (tube de 

 verre), soit avec une couvercle (Fig. 3. M)'"'' en tâ- 

 chant de ne pas déplacer le centre de gravité du tube 

 vide. Ensuite on pose le tube sur un support (Fig. \.E) 

 et on le transporte dans un thermostate de M. Mag- 

 nus où la position de ses extrémités puisse être ob- 

 servée avec une lunette. 



Ce thermostate est muni en outre d'un mécanisme 

 spécial pour lever, déplacer, balancer etc. le support 

 et le tube. Si maintenant on chauffe le thermostate 

 tout le temps que les densités du liquide et du gaz 

 seront différentes — le côté portant un index (Fig. 1 . B. 

 Fig. 3. K) sera abaissé et en balançant l'appareil ou 

 fera couler le liquide d'un bout à l'autre. Au point 

 critique , au contraire , le tube se posera et se main- 

 tiendra depuis dans une position horizontale. Au mo- 

 ment de condensation l'équilibre de nouveau n'aura 

 plus lieu et le liquide condensé abaissera l'un de deux 

 côtés du tube. Pour plus de précision dans l'appareil 

 en acier (Fig. 3) le bout H est pourvu d'un petit 

 miroir avec un index horizontal {K) dont ou vise la 

 position. 



En se basant sur les travaux de M. Avenarius"^), 

 qui le premier avait déterminé les volumes spécifiques 

 de l'éther ordinaire à l'état liquide et à l'état gazeux 

 jusqu'au point critique, il a été possible de calculer 

 que le procédé décrit plus haut, contrairement au 

 premier abord peut donner des résultats très exacts, 

 parcequ'au moins pour l'éther au point critique (dans 

 les limites de 0^1) le quotient des volumes spé- 

 cifiques du liquide et du gaz loin d'être égal à 1 est 

 — 1,176, 0^5 avant ce point il est déjà 1,486, 

 1°— 1,704 etc. 



Les expériences ont immédiatement montré que les 

 températures critiques déterminées par la méthode 

 directe et le densimètre ne diffèrent plus de 0^5. 



Ayant démontré l'aptitude et la précision du pro- 

 cédé deusimétrique je voulus le prouver sur les sub- 



5) La fermeture hermétique s'effectue par une plaque de platine 

 {Eig. 3 a) , par un bouchon en acier (h) et par une couvercle à vis 

 également en acier (c). 



6) M. Avcnarius. Bulletin de l'Acad. Impér. des sciences de 

 St.-Pétersb. t. XXII p. 378. 



Tome XXX. 



stances dont les points critiques malgré tous les efforts 

 sont restés inconnus. 



Pour chaque liquide j'ai fait plusieurs séries d'ob- 

 servations en partant de volumes initiaux différents. 

 Lorsque le volume initial est trop petit, le liquide 

 s'évaporera avant la température critique; si ce vo- 

 lume est trop grand, le liquide en se dilatant rem- 

 plira tout le tube qui se mettra dans une position 

 horizontale sans que le point critique soit atteint. 

 C'est pourquoi pour la température critique j'ai pris 

 la plus haute température observée et pour le volume 

 — le volume correspondant à cette température. 11 

 est nécessaire d'ajouter que la mesure des tempéra- 

 tures a été exécutée avec le thermomètre à air di- 

 rectement ou avec les thermomètres à mercure gra- 

 dués d'après celui-ci. 



Par cette méthode j'ai étudié le brome, l'acide 

 hypoazotique et l'eau. 



Brome. Temp. d'ébul. 58?4 (Haut, barom. 749,0). 

 Temp. critique 302°2. 

 Volume spécifique critique 2,703'). 



Acide hypoazotique. Temp. d'ébul. 22^5 

 (Haut, barom. 750,4). 

 Temp. critique 17 1,2. 

 Volume spécifique critique 2,198'). 



Eau. Temp. critique 358^0. 



Volume spécifique critique 2,331 '). 



Quant à l'eau les expériences ont été exécutées 

 avec de tubes eu acier (v. Fig. 3). Pour éviter l'action 

 probable de l'eau sur l'acier j'ai doré par le procédé 

 galvanoplastique l'intérieur et même l'extérieur du tube, 

 mais comme l'avait montré l'observation — cette pré- 

 caution devient presque inutile au cas lorsque le canal 

 intérieur est bien poli ; la température critique est la 

 même que dans les tubes dorés. 



Après la température et le volume critiques il nous 

 reste encore à déterminer la pression, mais toutefois 

 c'est un problème relativement facile à résoudre. 



Kieff, 12 mai 1885. 



7) Le volume spécifique à 0° étant pris pour 



l'unité. 



22 



