370 



Bulletin de l'ytcadémie Impériale 



3§0 



derselben bis auf einige Tausendstel Grade zu verbur- 

 gen und uberdies sind auch durch die Untersuchun- 

 gen des Bureaus die Queclîsilber-Thermometer jetzt 

 mit derselben Geiiauigkeit auf das Luftthermoiue- 

 ter bezogen. Auf rationellem Wege sind endlich in 

 der letzten Zeit Quecksilber-Tliermometer aus sogen. 

 bartem Glase hergestellt worden, bei welcbem die so 

 stôrenden Nullpunktsanderuugen nur einige Hundert- 

 stel Grade erreichen und zudem die gri3sste Abwei- 

 chung vom Luftthermometer zwiscben und 100° 

 (namlich bei 40^) bloss 0^09 betriigt. 



Im Jahre 1870 konnte icb darauf Ansprucli ma- 

 cheu, einen bedeutendeu Scliritt vorwârts getlian zu 

 haben, indem ich damais mit meiuem Normalbarome- 

 ter eine Genauigkeit von dtO,01""" bei der absolu- 

 ten Bestimmung des Baroineterstandes erzielte. 

 Das internationale Bureau bat aber jetzt dièse Grenze 

 bis zu ±0,001 mm. binausgeschoben. 



Erst durch das internationale Bureau sind die Me- 

 thoden und Instrumente zur Bestimmung der linea- 

 ren tliermisclien Ausdehnung der Korper und 

 zwar sowobl fiir liingere Stiibe als fiir kurze Stticke 

 derselben soweit ausgebildet und vcrvoUkommnet wor- 

 den, dass die gewonnenen Resultate auf voile absolute 

 Sicherbeit Ansprucli maclien kônnen und insbesondere 

 auch die Coefficienten der quadratischen Gliedcr ge- 

 nau ermittelt werden. 



Die Vergleichung von Langenmaassen ist, was 

 den mikrometrischen Antheil derselben betrifft, schon 

 friiher inDeutscbland und England bis zu einer mittle- 

 ren Genauigkeit von ± 0,5 Microm, oder ± 0,0005""" 

 bei einer einzelnen Messung getrieben worden, dage- 

 gen hat bis dabin die thermometrisebe Partie dersel- 

 ben noch Manches zu wiinschen iibrig gelassen, indem 

 die Apparate nicht eine geniigende Sicherheit der 

 Temperatur-Angabe der Maassstàbe durch die dane- 

 beu gelegten Thermometer gestatteten. Die beziigli- 

 chen Haupt- Instrumente des intcrnationalcu Bureaus 

 gestatten das Einlegen der Stâbe in Fliissigkeiten und 

 beseitigen bierdurch und durch andere Einriclitungen 

 mehr fast ganz dièse Fehlerquelle. Wenn trotzdem die 

 Genauigkeit einer vollstiindigen Vergleichung zwoier 

 Meter ira Bureau die Grenze von ± 0,0003""" zur 

 Zeit nicht viel uberschreitet, so ist dies einer bis da- 

 hin nicht geniigend beriicksichtigten anderen Fehler- 

 quelle beizumessen, namlich dem Einfluss der Beleuch- 



tung auf die scheinbare Lage der Striche eines Maass- 

 stabes. Untersuchungen zur Verminderung dièses Feh- 

 1ers sind indessen im Gange. 



Ausserordentlicli ist dagegen der Fortschritt, der 

 im Bureau bei der Genauigkeit der Wâgungen 

 erzielt worden ist. Bei Vcrgleichungen von Platin- 

 Kilogrammen , welche Régnault, Morin und Brix 

 im Jahre 1860 in Paris fiir die preussische Regierung 

 ausfiihrten, fauden sie bei den einzelnen "Wagungs- 

 Resultaten nach ihrem Berichte Unsicherheiten von 

 1 mg. Man hat wohl seither bei der Vergleichung 

 von Kilogrammen eine hohere Genauigkeit, nilmlich 

 bis 0,1 mg. erzielt. Im internationalen Bureau wer- 

 den aber in Folge der bedeutenden Verbesserungen 

 sowolil der Wage als der Wagungsniethoden die Platin- 

 Iridium- Kilogramme zur Zeit mit dem mittleren Feh- 

 1er einer Wâgung von bloss ±: 0,008 mg. verglicheu. 



Um seinen Aufgaben exacter Maass- und Gewichts- 

 vergleichungen und was damit zusammenhângt nicbt 

 bloss fiir den niicbsten Zweck der Vérification der 

 neucn metrischen Prototype und ilirer Copiecn, son- 

 dern auch in weiterem Umfange geniigen zu kônnen, 

 besitzt das Institut in Breteuil zur Zeit folgende In- 

 strumente und Einrichtungen: 



1) Zur Vergleichung von Kilogrammen in der Luft 

 zwei Wagen von Ruprecht in Wien mit automa- 

 tischer Transposition der Gewichte bei geschlos- 

 senem Gehâuse aus der Ferne und ebenso Arre- 

 tirung und Ablesung des Wagebalkens, der Ther- 

 mometer etc. aus der Ferne. 



2) Zur Vergleichung von Kilogrammen im leereiiRaum 

 resp. in Gasen von verschiedenem Druck eine Wage 

 von Bunge in Hamburg, vei'bessert von Stûck- 

 rath in Berlin mit luftdichtem Gehâuse und im 

 ïlbrigen wie die vorigen mit Versetzung der Ge- 

 wichte, Arretirung, Ablesung etc. aus der Ferne. 



3) Eine hydrostatiscbe Wage von Sacré in Briissel 

 zur Bestimmung des specitischen Gewichts der 

 Kilogramme. 



3) Kleinere Wagen zur Vérification der Unterabtliei- 

 lungen der Kilogramm-Gewichtssatze aus Platin- 

 Iridium und aus Quarz. 



4) Hulfsinstrumente zu den "Wâgungen, insbesondere 

 Luftpumpe und Priicisions-Manometer-Barometer 

 fiir die Wage von Bunge. 



5) Zur Vergleichung der Meter in Luft oder in Flt'is- 



