541 



d(?9 Sciences de Saiiit'Péfersboiirg. 



54» 



Die soubtigen Eiiizclliciteii beim Bestimmeii jener 

 Widcrstiludc will ich hier iiborgelicii uiid verweisc 

 miclmials auf die sclioii niclirfach ervvaliute Abhand- 

 lung des Herrn Director Wild. 



Die beidcn Multiplicatorrollcn des Galvanoraeters 

 uach Wiedemanii, aiigcfcrtigt in dcr Werkstattc von 

 Th. Edelmann in Muacheu, bestehcn ans 500 Win- 

 dungcn oines Kupferdratlis von 2 mm. Durchmesser und 

 besitzen zusammen cincn Widerstand von 0,925 S.E. 

 bei 19,0" C. 



Der Glockenraagnct ist von cinem kiigelfOrmigcn 

 Kupfcrdampfcr cng umgcben und erlangt seine Ruhe- 

 stellung bercits nach 2 — 3 Oscillationen. 



Die Entfcrnung der Scahx (600 mm. lang) vom Spic- 

 gel betrng bei meinen Versnchen 3543,5 mm. so dass 

 die Ablenkung um 1 Scalentheil (= 1 mm.) den Win- 

 kelwerth von 0,485 Bogenminuten besitzt. 



Der zweite Stromkrcis (unser Nebcnkreis) wel- 

 cher die unbekanntc elcctromotorischc Kraft enthalt, 

 und in wclclicm die Stromstarke auf gebracht wird, 

 war ans folgcndcn Apparaten gebildet: 



1) dem Kasten mit den Platten und dcr Erdc. 



2) cinem Commutator. 



3) cinem Widerstandskasten. 



4) einem Galvanoscop. 



5) dem bekannten AVidcrstande r. 



Als Gefass fiir die Platten diente bei dem eincn 

 Theil dcr Vcrsuchc ein parallclopipedischer Glaskastcn 

 von 310 mm. Liluge, 155 mm. Breite und 130 mm. 

 Hohe, und bei dem zweiten Tlicil ein Holzkasten von 

 270 mm. Lange, 130 mm. Breite und 130 mm. Hôhc. 

 In letzterem ist iu dcr Mitte einc poriise Tlionplatte 

 eingekittet, so dass man zwei verschiedene Substan- 

 zen verwenden kann, ohne cine directe Vermischung 

 beider befiirchten zu miissen. 



Zur Fixirung der Platten war im Glasgefass keinc 

 besondere Vorrichtung angebracht, zuraal einc stets 

 constante Entfernung nicht crforderlich war, weil ja 

 jedesmal der Widerstand gemessen wurde. Die mitt- 

 Icre Entfernung der Platten in diesera Gefass hat etwa 

 300 mm. betragen. In dem Holzkasten dagegen waren 

 kleine Verticalrinuen eingeschnitten, in wclchc die Plat- 

 ten hineingescboben wurden; die Entfernung der Plat- 

 ten ist daller bei allen denjenigen Versnchen, in wel- 

 chen dièses Gefass zur AnwCndung gelangte, dieselbe 

 gewescn, nilmlich 220 mm. 



Als Commutator wurde ein gewuiuilicher Pohl- 

 schcr (^)uccksilbercommutator bcnutzt, dcr direct hin- 

 tci- die bciden Platten gcschaltet war. Dersclbc war 

 hier durcliaus nothwendig, da sicli niclit direct crken- 

 nen liisst, welche der beiden Platten die positive ist, 

 und da dièse Kcnntniss wiederum crforderlich blcibt, 

 um den Plattenstrom im Nebenkreise und den Strom 

 des Eléments im Hauptkreise einander entgegen schal- 

 ten zu kônnen. 



Der Widerstandskasten von Siemens mit grossen 

 Widerstilnden von 10000 — 100000 Einhciten blicb 

 bei diesen Versuclien zur Bestimmung von e stets ge- 

 stopselt, und war nur deshalb hier schon hinzugefiigt, 

 weil er beim Messen von p und w liaufig nothig war. 



Als Galvanoscop benutzte ich hier im Nebenkreise 

 ein aperiodisches Galvanometer von Siemens mit 

 Glockenmagnet, bei welchem ich beliufs grôsster Em- 

 pfindliclikeit Multiplicatorrollen von 1 G200 resp.l 6270 

 Windungeu und cinem Gesaramtwiderstande von 84S0 

 Sicmcns'schen Einhciten ausgewuhlt hatte. 



Die Entfernung der Scala vom Spiegcl bctrug 

 3036,0 mm. so dass die Ablenkung des Magnets um 

 1 Scalentheil einen Winkelwei'th von 0,566 Bogen- 

 minuten besitzt. 



Bei den spiiteren Messungen wurden an diesem Gal- 

 vanometer auch Ablcnkungen bis zu 200 Scalenthei- 

 len beobachtet, wclchc also cincn Winkel von 1°53'4^'2 

 reprilscntiren. Angesichts dcr Klcinheit dièses Winkels 

 konnen wir die Multiplicatorfunction bei unseren Ver- 

 snchen genau genug als constant betrachten, also di- 

 recte Proportionalitiit zwischen den Ablenkungen und 

 der Stromstarke annehmen. 



Der Widerstand r, welcheu dieser Stromkreis noch 

 enthalt, ist derselbe wie der im Hauptkreise, und ha- 

 ben wir dessen Construction schon oben mitgctheilt. 



Zur Bestimmung des Widerstandes der Erdc zwi- 

 schen den Platten sowic der eigenen Polarisation p des 

 Platteustromes geniigtcn die bisher genannten Appa- 

 rate, aber zura Hervorrufen der Polarisation F wurde 

 noch cine Batterie von 4 DanicH'schen Elementen 

 gewohulicher Construction verwendet, dercn Strom 

 durch eine Poggendorff'sche Wippe in das Platten- 

 element (wie wir ferner den Kasten mit den beiden 

 Platten und der Erdc nennen wollcn) geleitet wurde. 

 Nach einem Schluss von etwa 10 Minuten wurde durch 

 Umschlagen der Wippe jener Battericstrom uuterbro- 



