315 



Bulletin di> r;%ca<lé niic linp^riale 



310 



einem einzigen Orte uiid iioch wcnigcr mit Hïilfe eines [ 

 einzigen Instrumentes, das ausserdcm und hauptsach- 

 licli ftir anderc Aufgaben in Anspruch genommen ist, 

 iiiro définitive Entscheidung tinden wird, so hofte ich 

 durch Mittlieiluug der bis jetzt gewonnenen Resultate 

 auch andere mit der Aufgabe entsprechenden Instrii- 

 menten ausgeriistete Sternwartcn zu einer Coopéra- 

 tion anzuregen. 



Indem ich mir vorbehalte bei einer anderen Gelegen- 

 heit sowohl die einzelnen Beobaclitungen wie einige 

 auf das Instrument selbst sich bezieliende Erlâuterun- 

 gen mitzutheilen, will icli hier liber das letztere nur 

 folgendes erwalnien. 



Um Beobachtungen die eincrseits an der alten, 

 andererseits an der neuen Tiieilung angestellt sind, uu- 



mittelbar mit einander vergleichen zu kônnen, wurde 

 zu Anfang des Jaiircs 1877 der rohirstern noch an 

 der alten Theilung bcobachtet. Einige der dabei — 

 und zura Theil aucli schon 1875 — zur Anwendung 

 kommenden Theilstriclie , die niclit in den friiher ver- 

 ôffentlichten Messungen aufgenommen waren, sind so- 

 wohl friiher wie jetzt zu ihrer relativeii Lagc untcrsucht, 

 wenu ich auch diesc Untersuchung eigentlich keine 

 strenge nennen kann. Im Sommer 1877 wurden dann 

 die Mikroskope auf die neue Tiieilung gestellt. Aile 

 Intervalle dieser letztgenannten, die jetzt und fiir eine 

 Reilic von Jahrcn bei Beobachtungen des Polarsterns 

 zur Anwendung kommen konnen, habe ich diesen Win- 

 ter einer sorgfâltigen Untersuchung unterworfen. Die 

 Ergebnisse davon sind in folgender Tafel euthalten: 



Der w. F. eines einzelnen dieser Werthe, wie er 

 ans der Ubereinstimmuug der einzelnen Messungen 

 jcdes Intervalles fiir sich folgt, ist ± 0!,'031. 



Es muss wohl als ein ausserordentlich giinstiges Zeug- 

 niss fiir die Genauigkeit der Theilung angesehen wer- 

 den, dass unter 64 Intervallen kein cinziges mit einem 

 bis 0"3 gehendcn Fehler behaftet ist. Der wahrschein- 

 lichc zufallige Fehler eines Striches wiirde nach dieser 

 Tafel =d=o;'053 sein. 



Bei der Réduction der Beobachtungen sind aile 

 Kreisablesungen auf einen bestimmten Strich in jedcr 



Gruppe bezogen, nilmlich bei der oberen Culmination 

 auf 28^36' und 331° 4', bei der uuteren Culmination 

 auf 31° 32' und 328° 28'. Um die Polhohc von den 

 Theilungsfehlern des Kreises moglichst frei zu bekom- 

 men, eriibrigte es dann noch die genannten Ausgangs- 

 striche je mit einander zu verbinden, und so wurden 

 dann in bekannter WeUse die Bogen 28°56' — 331°4' 

 und 31 '32' — 328°28' genau bestimmt. Dièse Bestim- 

 mungen ergaben, wenn ich die dabei zur Anwendung 

 kommenden gewohnlichen Mikroskope mit ihren rcsp. 

 Nummern, die Hiilfsmikroskope mit A und /> bezeichne : 



