535 



Bulletin de r/tcadëmie Impériale 



536 



Hierzu wurde ein Stronikreis liergestellt aus eineni 

 Galvauometer, einem Widerstandskasten von Siemens 

 und dem betreifendeii l'iatteuelement, und der Wider- 

 stand des letzteren dann nach der Ohm'schen Mé- 

 thode bestiramt. 



Neunen wir die electromotorische Kraft, des Elé- 

 ments e, den Widerstand desselben ./, deu iibrigen 

 Widerstand (Leitung -•- Galvanometer) u\ und nehmen 

 wir die Intensitàt in diesem Stromkreise proportional 

 den beobacliteten Scalenablenkiingeu an, — letzteres 

 ist der Fall, wie wir spâter selien werden — so liaben 

 wir, wenn c die Empfindliclikeitsconstante des Galva- 

 nometers ist: 



e 



Schalten wir nun aus dera Widerstandskasten eine 

 bekannte Grosse a ein, so erbalten wir eine Ablen- 

 kung «', und es ist dann: 



t e 



C ■ n = 



Aus beiden Gleichungen folgt: 



a; = a- 



■w. 



Zur Bestimmung der GrOssen r resp. r', welclier 

 wir fiir unsere obigen Grôssen e und P bedurfen, 

 wurde die Construction derWheatstone'sclien Briic- 

 keneombination verwendet, die von Herru Director 

 Wild in seiner Aljbandhmg: «Bestimmung des Werthes 

 der Siemens'schen Widerstands-Einheit in absolutem 

 electromagnetischen Maasse» ^) angegeben worden ist. 



Die Apparate, welche zur Beobachtuug aller ge- 

 nannten Grossen erfurderlich waren, wurden im raittle- 

 ren grossen Saale des Pliysikalischen Central- Obser- 

 vatoriums aufgestellt, der durch seine geringe Tem- 

 peraturiiiiderung zu Messuugen sehr geeignet ist. Zwar 

 entliiilt er bedeutende Eisenmasseu in Folge der zabl- 

 reichen vorhandenen Apparate und ist deslialb fiir 

 absolute Bestimmungen des Erdraagnetismus ungeeig- 

 net, da aber in unseren obigen Formeln nur die Hori- 

 zontal-Inteiisitilt H und zwar im Reductionsfactor der 

 Tangentenbussole vorkommt, dieser jedoch mit Hùlfe 

 eines Voltameters empiriscli bestimmt wurde, so war 

 die Benutzung dieser Localitilt im vorliegenden Falle 



2) Mémoin-s de l'Acail. Imp. dos Se. de St. Pétersbourg. Tome 

 XXXIl. 1884. X: 2 pag. 28. 



gestattet. Dafiir, dass wtihrend der ganzen Zeit dieser 

 Versuche keiue Àndernng der Eiscnmengen in ilirer 

 relativen Lage zur Tangentenbussole stattfand, ist 

 gesorgt worden. 



Im Folgenden wird es nun zunilclist unsere Aufgabe 

 sein, die einzelnen Constanten fiir unsere Apparate 

 anzugeben. 



Der Hauptstromkreis, dessen Intensitàt i gemessen 

 werden musste, war gebildet durch: 



1) die Tangentenbussole, 



2) einen Commutator, 



3) einen variablen Quecksilber-Platinrheostaten, 



4) einen "Widerstandskasten von Siemens, 



5) die Batterie, 



6) den Widerstand r. 



Tangentenbussole ron Kranse und Brauer in St. Pe- 

 terslmrg. 



Dieselbe ist nach Gaugain und Helmholtz con- 

 struirt, und besitzt auf jeder Seite des Magnets je 3 

 verschiedene Wicklungen und zwar von 1 3, von 3 und 

 von 1 Windung Kupferdraht, so dass 6 verschiedene 

 Reductionsfactoren zur Anwendung gelangen kunnen. 

 Der Durchmesser der 1 Windung betragt 355.4 mm. 

 Der Magnet von 51,5 mm. Lilnge ist unifilar aufge- 

 hangt (Lilnge des Coconfadens 420 mm.) und von 

 einem starkwandigen kupfernen Kiistchen eng um- 

 schlossen, so dass die Diimpfung redit bedeutend ist. 

 Die Ablenkungen werden mit Spiegel und Scala bcob- 

 achtet. 



Die Entfernung von Spiegel und Scala wurde zu 

 3442,7 mm. bestimmt, wobei die geringen Correc- 

 tionen wegen der Refraction fiir die vordere Ver- 

 schlussplatte der Diimpfung und fiir die Dicke des 

 Spiegels vernachlassigt sind, und da der Werth eines 

 Scalentheils 1 mm. betragt, so ist der Winkelwerth 

 eines Scalentheils = 0,4993 Bogenminuten. 



Die ganze Liinge der Scala ist GOO mm. und dem 

 also moglichen Maximum einer Ablenkung von 300 

 mm. entspricht ein Winkelwerth von 2" 29' 24*4. 



Da die Intensitàt in Ampère ausgedriickt werden 

 soUte, so musste noch der Reductionsfactor der Bussole 

 bestimmt werden, und geschah dièses durch ein Silber- 

 voltameter. Fiir aile si)atercn Beobachtungen ist stets 

 nur die 1 Windung des starken Kupferdrahts auf einer 

 Seite benutzt worden, und ist der Reductionsfactor in 



