450 



Bulletin do l'Académie Impériale 



■i«o 



demselben als einen sichern Maassstab fur die Varia- 

 tionen des Erdmagnetismus zu betrachten , ja es wird 

 die Giiltigkeit dieser Voraussetzung noch zweifelhafter, 

 wenn déni Instrumente die zur Erzielung einer genii- 

 genden Empfindlichkeit nôthige Einrichtung gegeben 

 wird. 



Von dieseni Vorwurfe frei ist das von W. Weber 

 angegebene Inductions-Inclinatorium, wo der 

 Erdmagnetismus bloss electrische Strome in einem 

 bevvegten Drahtleiter inducirt. Fur absolute Bestim- 

 mungen der Inclination ist wohl auch dièses Instru- 

 ment das sicherste und zuverlâssigste, fur die Er- 

 mittlung aber der Variationen der Inclination er- 

 scheint die Beobachtuug sowohl als die Berechnung 

 zu complicirt und zeitraubend, auch eignet sich das- 

 selbe gar nicht fur Registrirungen und ist zur Zeit 

 von Stôrungen ganz unbrauchbar 4 ). 



Gegen anderweitige Vorrichtungen endlich , die 

 Variationen der Inclination zu beobachten z. B. ver- 

 mittelst grosser, um Schneiden drehbarer Inclinatious- 

 nadeln, deren Stellung entweder mit Mikrometermi- 

 kroskopen oder durch die Poggendorff-Gauss'sche 

 Spiegelablesung beobachtet wurde, lassen sicb zum 

 Theil ganz dieselben Einwande wie gegen das Wag- 

 Magnetometer erbeben. 



Aus diesen Grunden habe ich mich schon zu der 

 Zeit, wo ich anfieng, mich mit magnetischen Messun- 

 geu zu beschàftigen, bemiiht, ein besseres Instrument 

 zur directen oder indirecten Bestimmung der Varia- 

 tionen der Inclination zu construiren und auch bereits 

 vor etwa 10 Jahren dahin gehende Versuche ange- 

 stellt. Dièse Frage trat bei der Ubernahme der Lei- 

 tung der magnetischen Beobachtungen in unserm Ob- 

 servatorium aufs Neue in verstarktem Maasse an mich 

 heran, und ich habe daher hier die Versuche zur ih- 

 rer Lôsung in modificirter Weise wieder aufgenom- 

 men. Schliesslich bin ich, wie ich der Classe schou 

 am 16. November des vergangenen Jahres mûndlich 

 mitzutheilen die Ehre hatte, bei folgender Modifica- 

 tion des Lloyd'schen Wag-Magnetometers stehen ge- 



4) Das in meinem Jahresbericht des physikal. Central-Observa- 

 toriums vom Jahre 1869 erwâhute Variations-Inductions-In- 

 clinatorium, welches Hr. v. Kupffer seiner Zeit fur das Obser- 

 vatorium hatte construiren lassen, kann, wie ich mich seither iiber- 

 zeugt habe, in seiner jetzigen Gestalt nicht gebraucht werden, da 

 die Hauptaufgabe bei demselben, die namlich den Metallcylinder in 

 eine genau gleichfôrmige Bewegung zu versetzen, nicht gelost ist. 



blieben, welche die Ùbelstândc des letztern ganz 

 beseitigen dùrfte, ohne die Vorziigc desselben auf- 

 zugeben. 



Das neue Instrument zur Beobachtung der Varia- 

 tionen der Vertikal-Componente der erdmagnetischen 

 Kraft, das ich daher kurz Vertical-Magnetome- 

 tcr ncnnen werde, reprâsentirt im Wesentlichen eine 

 Lloyd'sche Wage, bei welcher statt der scharfen Kante 

 einer Schneide zwei horizontal ausgespannte Drahte 

 als Drehungsaxe dienen 5 ). Dasselbe besteht aus zwei 

 etwas kouischen Messingrôhren von ungefâhr l m Lange 

 und 0'?06 mittlerer Weite', welche auf die gegen- 

 uberstehenden Seiten eines Messingkastens von 0™13 

 Weite und Hohe und 0"'23 Lange so aufgeschraubt 

 sind, dass dadurch eine Art Doppelkonus mit einem 

 weitern Gehâuse in der Mitte gebildet wird. Der 1 50™ 

 lange, 10 mra breite und 2 mm dicke Magnetstab ist bis 

 etwas iiber die Halfte in eine Messinghulse geschoben, 

 die seitlich mit 2 Drahtklemmen versehen ist, uud 

 am aussern Ende eine Schraube mit Mutter zur Re- 

 gulirung des Schwerpunktes besitzt. Am andern Ende 

 des Magneten ist ein runder Planspiegel von 25""" 

 Durchmesser befestigt. Um den Magnet in seinem obi- 

 gen Gehause aufzuhangen, wurde dièses zuerst so ge- 

 stellt, dass die Axe der konischen Rôhren vertikal 

 stand. Ein feiner Neusilberdraht, der vom obern Ende 

 der obern Rôhre heruuterhieng und dort im Centrum 

 eines Torsionskreises befestigt war, wurde mit seinem 

 untern Ende auf der einen Seite der Magnethiilse ein- 

 geklemmt, wâhrend von der untern Klenime der letz- 

 tern ein zweiter gleicher Neusilberdraht durch die 

 untere Rohre frei heruntergieng und unten ausserhalb 

 derselben durch ein frei hàngendes Gewicht von etwa 

 0,5 Kilogramm gespannt war. Zur Beseitigung der 

 Torsion der Drahte schob man nun an Stelle des 

 Magneten einen gleich schweren Messingstab in die 

 Hiilse ein und drehte am obern Ende den Torsions- 

 kreis so lange, bis der Messingstab in seiner Ruhelage 

 dieselbe relative Stellung im Gehause annahm, welche 

 nachher der Magnetstab bei den Beobachtungen haben 



5) Die Anwendung von Drahtcn als horizontale Drehungsaxe ist 

 an und fur sich nicht neu. Ich sah im Jahre 1854 bei Herru Profes- 

 sor F. E. Neumann in Kouigsberg éine gewôhnliche Wage, bei 

 welcher die Schneiden durch horizontal ausgespauute Drahte ersetzt 

 waren und C. A. Steinheil beuutzte schon 1S44 (Abh. der Miin- 

 cheuer Académie, Bd. IV. 1. S. 198) cbeufalls eine derartige Wage 

 bei scinen Gewichtsvergleichungen 



