13.) 



Bulletin de l'/%cadëinie Iin|iériale 



136 



massig scheinen, den Kasten ausclriicklich darauf ein- 

 zurichten, inimer mit einer Hand und in verticaler 

 Lage der Kreisebene getragen werden zu kônnen, weil 

 das beiiu Transporte, namentlich in schwerer zugang- 

 lichen Gegenden, auchjetzt sclion oftgenug vorkommt. 

 Die Beobaqlitung vom Stative gewahrt an Genauig- 

 keit des Beobachtens und an Sicherheit fiir das In- 

 strument so entschiedene Vorziige, dass man iiberall, 

 wo dieselbe statthaft ist und ein môglichst genaues 

 Résultat augestrebt wird, die kleine Muhe der erfor- 

 derliohen Vorbereitung nicht scheuen soUte. Das Vor- 

 urtheil gegen den Gebrauch des Stativs griindet sich 

 auf die frûhere weniger bequeme Construction dessel- 

 ben. Mit einem Stative, wie es mir zu meinera Instru- 

 mente geliefert war, wird sich jeder Beobachter leicht 

 befreunden und sehr bald den grossen Gewinn zu 

 schâtzen lernen, den namentlich die Nachtbeobach- 

 tungeu dadurch erlangen, dass ailes Umhersucheu nach 

 den Objecten und jede Gefahr eines Irrthums beseitigt 

 ist. In dieser Beziehung ist aber ueben der bekann- 

 ten Knorre'schen Libelle an dera Alhidadenarm noch 

 eine weitere Libelle, zur Versicherung iiber die ver- 

 ticale Lage der Kreisebene , eine wesentliche Zu- 

 gabe; letztere kann jedoch, wie ich von Hrn. Mar- 

 tin s gelernt habe, auch mit dem Stative verbunden 

 werden und wird, schon seit einiger Zeit, auf Veilan- 

 gen mit demselben geliefert. Damit nuu aber das Sta- 

 tiv seine voilen Dienste leisten kônne, ist es ganz un- 

 erlasslich, die Art und Weise der Befestigung des In- 

 struments auf demselben zu ândern. Jetzt betindet 

 sich in der Handhabe des Instruments ein Schrauben- 

 gewinde, in das die Spindel am Ende der Stativaxe 

 hineinpasst. Die Opération des Aufschraubens ist aber 

 eine so wenig bequeme und sichre, dass sie eine wirk- 

 liche Gefahr fur das Instrument darbietet; und das 

 wiederholt sich beim Abschrauben, weil die Schraube 

 sehr fest angezogen werden muss, uni an der Hand- 

 habe selbst die Drehung uni die Stativaxe ausfiihren 

 zu kônnen. Endlich erleidet dadurch auch die Stellung 

 des Gegengewichts am Stativ, die wegen der unsym- 

 metrischen Massenvertheilung am Instrument eine ganz 

 bestimmte sein muss, immerfort Storungen. Auf aile 

 dièse kleinen Ubelstânde geniigt es aber aufmerksam 

 gemacht zu haben; die Mittel zu ihrer Beseitigung 

 finden sich leicht auf mehr als eine Weise. 



Dasselbe gilt von einer Bemerkung, die ich in Be- 



zug auf den Vernier zu machen habe. Die iibliche 

 Einrichtung des Doppelverniers ist nicht nur unter 

 allen Urastanden unniitz, sondern hilufig gradezu stô- 

 rend und schadlich. Schon das Ablesen des zweiten, 

 um 180° abstehenden. Index geschieht nur, um die 

 jedesmalige Excentricitat zu eliminiren, und keines- 

 wegs, um die Genauigkeit der Ablesung an und fiir 

 sich zu erhohen. Kame es darauf an, so wurde eine 

 feinere Theilung und starkere Loupe viel wirksamer 

 sein. Es kommt aber gar nicht darauf an, und so ware 

 also das Ersetzen des zweiten Veruiers auf jedem der 

 beiden Alhidadenarme durch ein Paar Theilstriche jen- 

 seits der Null nicht nur eineErleichterung fur dieHer- 

 stellung, sondern ein entschiedener Gewinn fiir den 

 Gebrauch des Instruments. Dahingegen wâre vielleicht 

 eine erhôhte Sorgfalt in der Herstellung der Klemme 

 und feineu Beweguug von praktischem Werthe. Es 

 ist nicht zu vermeiden, dass der Kreis in anderer 

 Lage abgelesen wird, als in welcher die Beobachtung 

 stattgefunden, und da ist dann immer Gefahr vorhan- 

 den, dass dieFeder, die allein die unveranderteLage des 

 Index gegen die Theilung verblirgt, dies nicht voll- 

 kommen leistet. So wie es jetzt ist, hat der Beobachter 

 stets darauf zu achten, dass dièse Feder immer gehô- 

 rig gespannt bleibe, was aber bei Beobachtungsreilien 

 mit abnehmenden Winkeln doch nur zu leicht verges- 

 sen wird. Auch hiergegen findet sich die Abhilfe leicht, 

 wenn man die an andern feineren Instrumenten ge- 

 brauchlichen Einriclitungen benutzen will; man muss 

 nur orst die Uberzeugung gewonnen haben, dass die 

 grôssere Miihe keine verlorene ist. 



Dièses fiihrt nun aber zu weiteren Wiinschen und 

 Vorschlagen, die ich bisher absichtlich unberiihrt ge- 

 lassen habe. Ailes namlich, wovon bis jetzt die Rede 

 gewesen, scheint mir eine so unzweifelhafte Verbes- 

 serung des Instrumentes, dass ich die sofortige Ausfiih- 

 rung fiir geboten halte, auch wenn damit das letzte 

 Ziel noch nicht erreicht sein sollte. Daneben aber 

 habe ich noch manche andere Wiinsche, fiir die ich 

 freilich nicht eben so unbedingt einzutreten im Stande 

 bin, die mir aber doch hinreichend begrfindet schei- 

 nen, um einen Versuch damit zu wagen; und natiirlich 

 ware ein solcher Versuch am geeignetsten dann vorzu- 

 nehmen, wenn man einmal zu Ânderungen am Instu- 

 ment iiberhaupt sich entschlossen hat. Ich will nun 

 aber nicht verschweigen, dass gerade in Bezug auf dièse 



