140 



des Sciences de Saint -Pétersibours:. 



150 



c>j_/i. ^A-; S. 104. 



37) JiUI ^^,c ^ J^l^. J-Ul ^tJ' ; S. 111. 



38) ^x.lku.Jl j^j^J ^;;**JI^) ^j^ ^.ijUl^d; S. 1 14. 

 39)^^r^_,^«* iti, Jl^.l J"':»; S. 114 u. aiidere 

 Schaiclie. 



<û,i»j i»i vliiJ^; S. 132 V. 



41) v^*j «-^J^ "^^-j; S. 134 V. 



B. Der zweite Theil enthiilt Gedichte z. B. von 

 Faiszy, Mulla Nisam Asterabady, Cliakany, 

 Enwery, Seliir Farjaby, Seyid Nâssir Cliosrau, 

 Saif Asfarnek, Mudschir {^) Bailekany, Masud 

 Saad Seluian, Maulana Urfy, Chodscheh Hu- 



sain Senaiy (,jîl-ii), Taliba-i Amuly(^*) ^Ul-i=), 

 AkaSchapur Teherany, Schifaiy, Abu Turab 

 Beg, Hadschi Nur Issfahany, Hadschi Miihatn- 

 med Dschan Kudsy (^~j.3 oU J'»^ o=?'-=') ""^ ^"" 

 dere Gedichte, deren Verfasser nicht genauut sind; 

 z. B. aus Laila und Medschnun, dann Newaiy (Dscha- 

 ghataische — nur zwei Seitcn), und eudlicli wieder 

 Persische Gedichte. 



Beigegeben waren den erwahnten Handschriften : 

 1) oU j:>L> /ij^, die Geschichfe Nadirschali's^ von 

 Muhammed Mehdy ibn Muh.Nassir Asterabady, 

 lithogr. i. J. 1263 = 1847 und 2) ein lithogr. Auf- 

 satz iiber die Belagerung und Eroberung Hcrat's, 

 geschrieben im Jahre 1273 = 1856. 



Ùber die neuste Gestalt meines Polaristrobo- 

 meters (Saccharimeter, Diabetometer) , von 

 H. Wild. (Lu le 8 avril 1869.) 

 (Mit einer Tafel.) 



I. Einleitung. 



§ 1. Seit dem Erscheinen meiuer Schrift «Ûber 

 ein neues Polaristrobometer (Saccharimeter, Diabe- 

 tometer) und eiue neue Bestimmung der Drehungscon- 

 stante des Zuckers. Bern, 1865 bei Haller» bat diè- 

 ses Instrument einc stets zunehmende Verbreitung 

 und allgemeine Anerkcnnung gefunden. Dasselbe ist 

 aussef von Herrn Optiker Hofmann in Paris auch in 

 der riihmlichst bekannten niechanischen Werkstàtte 



des Herrn Inspecter Dr. Mcyerstein in Gottingen 

 construirt wordeu. In chemischen und pharmaceuti- 

 schcn Laboratorien bat insbesondcre das kleinere 

 Handinstrument seiner Bequcnilichkeit und Billigkeit 

 halber vielfach Eingang gefiindeu und das grossere 

 Instrument bat bei den im Herbst 1866 zu Koln 

 angestellten Raffînirungsversuchen liinsichtlich seiner 

 technischen Verwendung ais Saccharimeter eine sehr 

 eingehende und unparteiische Priifung und Yerglei- 

 chung mit den andern Polarisations- Saccharimetera 

 erfabren. 



Dièse Priifung und Vergleichung ist dargestellt 

 in einem von Herrn Professer Dr. Lan doit in Bonn 

 abgefassten «Bericht iiber die chemischen Analysen, 

 welche bei den auf Veranlassung des k. preussischen 

 Ministeriums fiir Handel etc. im Herbst 1866 zu 

 Kôln ausgestellten Raftinirungsversncben mit Piiiben- 

 Piohzucker ausgefiihrt worden sind» (erschienen in 

 den Verhandlungen des Vereins fur Gewerbefleiss in 

 Preussen von G. Hickethier in Berlin 1867). Herr 

 Landolt gelangt darin zu dem Résultat, dass die Ge- 

 nauigkeit bei meinem Instrumente 2 Maie grOsser 

 sei als bei einem vorziiglichen Soleil -Duboscq'schen 

 und 4 Maie grôsser als bei einem Soleil-Ventzke'schen 

 Saccharimeter, ferner dass niein Instrument vor den 

 beiden andern einen Vorzug namentlich auch uoch 

 desshalb verdiene, weil die Farbungen der Lôsungen 

 bei deraselben eine viel geringere Abnahme der Ge- 

 nauigkeit bedingen und dasselbe frei sei von den bei 

 jenen sich einstellenden persônlichen Fehiern. 



Eine solch' grundliche und unparteiische Wiirdi- 

 gung meines Instruments auch vom technischen Stand- 

 punkte aus musste niich ermuthigen, demselben neu- 

 erdings meine Aufmerksamkeit zuzuwenden und zu 

 trachten , einige seine Anfertigung erschwerende 

 Theile, worauf ich scbon in meiner ersten Beschrei- 

 bung hinwies, wo môglich zu verbessern, sowie das 

 Ganze unbeschadet der Genanigkeit der Messungen 

 fur den praktischen Gebrauch bequemer zu machen. ' 



§ 2. Wie ich unten auf S. 17 meiner Schrift «Ûber 

 ein neues Polaristrobometer etc.» beuicrkt habe,' 

 machte die richtige Anfertigung des Doppelquarzes 

 fiir seine gleichzeitige Benutzung im weissen und im 

 homogencn Lichte bedeutende Schwicrigkeiteu, wel- 

 che durch Anwendung eines einfachen statt doppelten 

 Quarzes bei der letztern Beleuchtung nur auf Kosten 



10* 



