151 



Btnllotîit de l'^cadi^iïïiiv Impériale 



153 



bequenier Beiiutzung des Instrumentes fiir weisses 

 wic lioniogenes Liclit iimgangon werden konnten. So- 

 dann waren fiir gcnauere Mcssungen P^instclliingon 

 aiif deii NciUralisationspunkt in allen 4 Quadrantcn 

 dcr Krcistheiliing nothwcndig, welclie sowolil fiir die 

 Beobaclitung als fiir die Abloitung des Droliiingswin- 

 kels Weitliiuiigkeitcn zur Folgc hattcn. Endiich muss- 

 ten zur Abhaltiing des das vollstilndigc Ycrschwinden 

 dcr Interferenzfranscn verhindernden Seitenlichts ent- 

 weder die Robren fiir Aiifnahnie dor activcn Fltissig- 

 keitcn selir weit genommen oder dann im Innern mit 

 Diaphragmen verselien werden, was wieder fiir deren 

 Rcinigung selir unbequem war. — Diesen Ûbelstiin- 

 dcn zumal wurde dureii die Anbringnng einor GO Miî- 

 limeter hingen BlendrObre vor dem polarisirendeu 

 Nicol iinter Weglassung der Linse daselbst einerseits 

 und anderseits durch die Vertauschnng des Doppel- 

 quarzes mit einer Doppelplatte von Kalkspath und 

 durcb gleichzeitige Benutzung eines stJirker vergrijs- 

 scrnden PoLariscop-Fernrohrs mit Objectiv-Linse von 

 gr()sserer Brennweite abgeholfen. Bci starkerer Ver- 

 griisserung des Fernrohrs resp. grôsserer Brennweite 

 der Objectiv-Linse desselben kommen niimlicli vicl 

 eher nur die parallel zur Axe desselben einfallonden 

 Lichtstrahlon innerlialb des Gcsichtsfeldes zur Wir- 

 kung, und um nun in Folge dieser stiirkeren Vergros- 

 serung zur Erzielung gleich breiter Interfcrenzfransen 

 nicht allzudicke Bergkrystallplatten verwenden zu 

 mussen, war es gemiiss den auf Seite 31 raeiner ci- 

 tirten Schrift aus der Théorie des Savart'sclien Polari- 

 scops gezogenen Sclilussen nothwendig, statt derselben 

 Platten aus Kalkspath von 2 — 3 Millimeter Dicke zu 

 verwenden. Die stjirkere Doppelbrechung des Kalk- 

 spaths bietet aber den weitern Vortheil dar, dass die 

 kleiuen Unvollkommenheiten im Schliff desKalkspaths 

 die so st()renden schiefen Interferenzfranscn, welche 

 bei nicht vollstandig senkrechterKreuzung dcrllaupt- 

 schnitte der beiden Platten im liomogenen Lichte in 

 der Niihe der Neutralisationsstellung auftrcten, in der 

 Regel von selbst beseitigen. Endlicb bat die vollkom- 

 menere Benutzung bloss von parallel zur Axe laufen- 

 den Strahlen auch zur Folge, dass der wahre Neu- 

 tralisationspunkt durch eincEinstellung bloss in eiiicm 

 Quadrantcn der Kreistheilung gefunden werden kann. 

 Zur Ablesung der Stellung des Index an der Kreis- 

 theilung musste man sich beim grOssern Instrumente 



jedesmal erbeben, beim kleinern den vordern Theil 

 desselben dem Auge zuwenden, was ein rasches Ar- 

 beiten sehr becintriichtigte. Es wurde daher die Thei- 

 lung und der Index auf die Ebene der Kreisplatte 

 verlegt und beim kleinen Instrumente eine fixe Lupe, 

 beim grosscrn ein besonderes scitliches Fernrobr so 

 angebracht , dass man beide , Index und Theiluug, 

 unmittelbar vom Ocular des Polariscop-Ferurohrs aus 

 beobacliten kann. 



Herr Professor Lan doit bat mir bei Gelegenheit 

 der crwiihnîen Priifungen brieflicb nocb die Mitthei- 

 lung gemacht, dass es fur den Gebrauch meines In- 

 strumentes in der Zuckertechnik wiinschbar wâre, die 

 Kreistheilung durch eine lineare wie beim Soleil'schen 

 Saccharimeter zu ersetzen, die wo moglich gleich 

 den Zuckergehalt nach Proccuten angâbc. Denselben 

 Wunsch hat auch Herr Dr. Scheibler in einer Kri- 

 tik meines kleinen Saccharimeters in dcr «Zeitschrift 

 des Vereins tiir Rtibenzucker-Industrie im ZoUverein 

 Bd. XIV, S. 799 ausgesprochcn. Die Einfiihrung 

 einer linearcu Theilung bci meinem Instrumente wiirdc 

 nun durchaus die Anwendung eines Quarzkeil-Com- 

 pcnsators bci dcmselbcn involviren. In meiner citir- 

 ton Schrift habc ich aber auf Seite 1 2 und 1 3 zur 

 Gcniige die mit diesem Compensator verbundenen 

 Ubelstitnde crOrtert und gezcigt, wie gerade ein 

 Hauptvorzug meines Instrumentes darin be- 

 stclic, dass man eben bei demsclben in Folge 

 der directen Bestimmung dcr Drehungsgrosse 

 und dcr Icichten Anfertigung guter Kreisthei- 

 lungen keinerlei mehr oder miuder umstandli- 

 che und schwierigeFundamental-Untersuchun- 

 gen liber die Richtigkeit seiner Angaben resp. 

 seincr Gradwerthe vorzunehmen habe, wie dies 

 eben bei jedem Saccharimeter mit Quarzkeilcompen- 

 sator zu gcschehen hat. Da ich nun dcr Ansicht bin, 

 dass die Schwierigkeit ira Gebrauch meines Instru- 

 ments fiir den Techniker nicht sovvohl in der Kreis- 

 theilung an und fiir sich — denn die Ablesung der 

 Stellung eines Index zwisehen Strichen einer solchen 

 ist doch genau gleich wie bei einer linearcn Theilung 

 — , als vielmehr in der Ablesung des dabei eiuge- 

 fiilirten Verniers beruhe '), so glaubte ich, vor dem 



1) Dies gieng ûbrigens auch direct aus Anfragen hervor, welche 

 melircrc Techuiker in Bezug darauf an mich richteten. 



