153 



des Sciences de Saint-Pétersbourg:. 



1.54 



allfillligen Aufgeben der obigen Vortheile der Kreis- 

 theiliing dièse versuchsweise so einrichten zii niiisseu, 

 dass der Vernier cntbelirlicli sei. Deinzufolge wiirdc 

 bei beiden Instrumentcii einc feinerc Kroistbeilung 

 angebracht, welchc indcssen niclit niehr als lOif 

 umfasste, so dass dieser gcgeniiljor eine zwcite ïliei- 

 lung Platz fand, die ziifolgc der von inir bestiniiiiten 

 Drehiingscoiistante des Kobrziickcrs fiir homogènes 

 gelbes Licht unmittelbar die in 1 Liter Losung ent- 

 haltene Gewichtsmenge Rohrzucker nach (irammen 

 abzulesen gestattet. 



Beim kleinen Instrumente erschien ferner die P^in- 

 stellung mit der blossen HancI zu wenig sicher und 

 wurde daher ahnlich wie beim grossern durch eine 

 seiche mit Zahnrad und Getriebe ersetzt. 



Endlich liess ich auch dem Wunsclie des Herrn 

 Landolt zufolge die versilberten Messingrôhren durch 

 mit Messingrôhren versehene dickwandige Glasrohreu 

 ersetzen und beim grossern Instrumente fiir die be- 

 qnemere Untcrsuchnng der intervertirten Zuckerlosung 

 eine Rohre von 220 MiUimeter Lange beifi,;^en. 



So entstanden die beiden nencn Instrumente, vvelclie 

 ich hiemit der Akademic vorzulegen die Ehre habe. 

 Dieselben sind von den Herren Mechaniker II er- 

 mann & Pfistcr in Bcrn mit gowohnter Gescliick- 

 lichkeit und Sorgfalt ausgefiihrt, womit denn auch 

 zugleich genannte Werkstiitte die Anfertigung dieser 

 Instrumente fiir den Handel iibernommen liât. 



II. Beschreibung der Instrumente. 



§ 3. Das grôssere Instrument, in Fig. 1 der 

 beiliegenden Tafel in ungefahr y^ der natiirlichen 

 Grosse perspectivisch dargestellt, besteht aus einer 

 auf dem eisernen Dreifuss E stelienden Messing-Saule 

 F, in welcher sich eine zweite, durch die konische 

 Schraube I festzuklemmende Messingrohre G verscliie- 

 ben lasst. Dièse trâgt am obern Ende den um eine 

 liorizontale und vertikale Axe mit einiger Reibung 

 drehbareu Support H des eigentlichcn Instrumentes. 

 Am einen p]nde des letztern ist niinilich der Halter 

 fiir das Polariscop A, am andern derjenige fiir die 

 Kreisscheibe A' befestigt. Das Polariscop besteht aus 

 einem ungefahr 5 mal vergrossernden, auf die Unend- 

 lichkeit eingestellten Fernrohre, vor dessen Objectiv 

 von 120 Millimeter Brennweite die Doppelplatte aus 

 Kalkspath sich befindet, wiihrend im Brennpunkt des 



Objectivs ein Diaphragma mit andreaskreuzformigem 

 Fadenkronz sich befindet. Dio Doppelplatte wird von 

 zwei r> Millimeter dicken, unter 4;")' zui- optischen 

 A.xe geschnittenen und mit iliren Hauptschnitten sich 

 rechtwinklicht kronzeuden Plntten aus Kalkspath ge- 

 gobildet. Zwischon dem anszielibarcn Oculare und der 

 Ocularblende vor dem Auge ist das analysirende Ni- 

 col'sclie Prisma eingcschoben und so orientirt, dass 

 sein Ilauptschnitt horizontal stelit und mit demje- 

 nigen der Doppelplatte aus Kalkspath einen Winkel 

 von 45° einschliesst. Damit dièse beiden Normalstel- 

 lungen nicht gestort werden konnen, ist sowohl der 

 Ocnlarauszug mit einem Fiihrungsstift versehen, als 

 auch das ganze Polariscop durch einen sokhen Stift 

 in der Hiilse L am Support, in die es eingeschoben 

 wird, fixirt. Eine Blendscheibe 31 in der Niihe des 

 Oculars soll das Seitcnlicht voni Auge des Beobach- 

 ters abhalten. 



In ciner am Kreisc K befestigten Hiilse N ist das 

 polarisirende Nicol mit einer besondern Metallfas- 

 sung, die sich durch 2 seitliche Schrauben fest mit 

 jencr verbinden iiist, eingeschoben und an dieser 

 letztern Fassung ist dann noch die Blendrohre D mit 

 Diaphragmen von 10 IVIillimcter Durchmcsscr ange- 

 schraubt. Die Kreisscheibe sammt Nicol liisst sich 

 in ihrcr Iliilse vcrmittelst eincs auf ihr befestigten 

 Zahnrados und eines in dièses eingreifenden Getrie- 

 bes drehen, welch' letzteres am einen Ende der vom 

 Support gehaltenen Stange sitzt und vom Beobach- 

 ter vermittelst des Knopfcs C bewegt wird. Der Index 

 zur Ablesung der Stellung der Kreisscheibe ist am 

 Trager der letztern nach links angebracht und besitzt 

 einen einfachen Stricb. Zur Ablesung seiner Stellung 

 dient das Fernrohr P links vom Polariscope, dessen 

 Ocular B unmittelbar neben dem des letztern liegt, 

 und die Beleuchtung der Theilung erfolgt durch den 

 durchbrochenen Metallspiegel S am Objectivende diè- 

 ses Ablesefernrolirs. Die Kreistheilung auf Silber geht 

 auf der einen Seite der Scheibe von bis 100' und 

 ist bis zu Vs" fortgesetzt, so dass man vermittelst des 

 Ablesefernrohrs '/,„' sicher beobachteu und bei geriu- 

 ger Ubung ''lo" leicht schiitzen kann; auf der gegen- 

 uberliegenden Hiilfte der Scheibe ist eine zweite Thei- 

 lung von in der Mitte nach beiden Seiten bis 400 

 angebracht, deren einzelnen Theilen fiir gelbes Licht 

 von der Breclibarkeit der Frauenhofer'schen Linie D 



