155 



Bulletin de r/icad<5inie Impériale 



156 



im Sonnenspectrum oder fiir das gelbe Licht, das glu- 

 hendc Natriunidanipfe ausstralilen , unmittelbar die 

 durcli 1 Grainm Rohrzucker in 1 Liter Lôsung be- 

 wirkte Dreliung der Polarisatiousebene entspricht, 

 wenn die angewandte Rôlire eine Liiuge von 200 Mil- 

 limeter liât. Maii kanii daher 1 Gramm direct ablesen 

 und y,o Gramm schatzen. 



Dièse Tlieilung wurde nach der von mir bestimm- 

 ten Drehungsconstante des Rohrzuckers fiir gelbcs 

 Licht iu folgender Weise bestimmt. Zufolge S. 37 

 meiuer citirten Schrift ist der Drehungswinkel a: 



CL 



wo C das iu 1 Liter der Lôsung enthalteue Gewicht 

 Zuckcr in Grammen, L die Lange der Rohre in Mil- 

 limetern und endlich A die sogenannte Drehungscon- 

 stante darstellt. Nun ist zufolge S. 52 meiner Schrift 

 dièse Drehungsconstante des Rohrzuckers fiir gelbes 

 Licht von der Brechbarkcit der Linie D: 



^ = 1505,6 



also, wenn man L = 200 et C= 400 setzt, ergiebt 

 sich fiir den Winkel a, um welchen eine Zucker- 

 lôsung von 400 Gramm Zucker auf 1 Liter Lôsung 

 bei einer Rôhrenlânge von 200 Miilimeter die Pola- 

 risatiousebene dièses gelben Lichts dreht, der Werth: 



a=53°i35. 



Es musste also die Theilung so angefertigt werden, 

 dass man 53°i35 in 400 gleiche Theile theilte oder 

 einen Theil derselben gleich 0°i328 machte. 



Zwisehen das Polariscop und die Kreisscheibe kom- 

 men auf besondere Lager, durch Federn gehalten, die 

 zur Aufnahme der zu untersuchenden Fliissigkeit be- 

 stimraten Rôhren zu liegen. Von diesen sind dem In- 

 strumente 3 beigegeben, uâmlich eine solche von 220 

 Miilimeter Lange fiir Untersuchung der iutervertirten 

 Lôsung, ferner eine von 200 und eine dritte von 100 

 Miilimeter Lange. Die beiden letztern sind durch Rôh- 

 renansâtze aussen auf dieselbe Lange von 220 Miili- 

 meter gebracht. Die Einrichtung dieser Rôhren ist im 

 Ubrigen die gewôhnlichc, indem auf die ebenabge- 

 schliffenen Rander der in eine Messingrôhre eingekit- 

 teten dickwandigcn Glasrôhre ebene Glasplatten durch 

 Schraubenkappen aufgedruckt werden. 



§ 4. Das kleinere oder Handinstrument, in 

 Fig. 2 ebenfalls in % der naturlichen Grosse darge- 



stellt, unterscheidet sich von dem grôssern nur durch 

 den einfachen hôlzernen Fuss in Form eines Hand- 

 griffs, durch die geringere Lange der Rôhren — die 

 eine ist nitmlich 50, die andere 25 Miilimeter lang — , 

 durch die Lupe h, welche statt des Fernrohrs P beim 

 grôssern Instrument zur Ablesung dient^), sowie end- 

 lich dadurch , dass die Kreistheilung auf der einen 

 Seite in Vg^ bloss 50"" umfasst und die andere unmit- 

 telbar durch ihre Theile bloss 10 Gramme Zucker in 

 1 Liter Lôsung angiebt und also 1 Gramm nur schiitzen 

 lasst. 



§ 5. Beiden Instrumenten wird nach Wunsch eine 

 kleine Spirituslampe mit Zugglas und Platindrahthal- 

 ter (in Fig. 3 ebenfalls in Vj der natiirliclien Grosse 

 dargestellt) oder eine entsprechende Gaslampe zur 

 Erzeugung des fiir die meisten Messungen nothwen- 

 digen homogenen gelben Lichts beigegeben. Eine in 

 die Platindrahtôse eingeschmolzene Glaubersalzperle 

 in den Rand der Flamme gebracht, gewahrt stunden- 

 lang eine hinlanglich belle und homogène Beleuch- 

 tung, wobei das stôrende Flackern der Flamme durch 

 das Zugglas vermieden wird. 



III. Gebrnuch als Sacchariineter. 



§ 6. Aufstellung und Orientirung des Appa- 

 rats. Da Zuckerlôsungen durchweg stiirkere Drehun- 

 gen der Polarisatiousebene bewirken, so hat man fiir 

 dièse Bestiramuugen das homogène gelbe Licht der 

 beigegebenen Spiritus- oder Gaslampe zu benutzen. 

 Zu dem Ende schmilzt man vorher an die Platindraht- 

 ôse eine Perle von Glaubersalz an, was durch Ein- 

 tauchen des benetzten Drahtes in gepulvertes Glau- 

 bersalz und nachheriges Hereinbringen in die Spitze 

 der Flamme bis zum Schmelzen des Salzes erreicht 

 wird. Alsdann befestigt man den Draht in seinem 

 Stander so, dass die Perle in den untern Theil der 

 Flamme nahe ihrem Rande hineinragt, worauf sofort 

 die gelbe Fârbung der Flamme erfolgt und Stunden 

 lang anhalt. Das Instrument, sei es nun das grosse 

 oder das kleine, wird darauf gegen dièse Flamme hin 

 gerichtet und es wird zur Abhaltung fremden Lichts 

 entweder hinter der Flamme und danoben ein schwar- 

 zer Schirm aufgestellt oder geradezu der ganze Raum 

 verdunkelt. Zugleich soll aber auch beim Ilindurch- 



2) Bei den neuatcn Instrumenten dieser Art ist ebenfalls statt 

 der Lupe ein kleines Fernrohr angebracht. 



