157 



des Sciences de Saint- P<^<ersbours-. 



lâS 



sehen clurch das seitliclie Fenirolir B beim grossen 

 Instrumente Fig. 1 odcr diircli diu Lupe b beim kloi- 

 nen Fig. 2 die Theihuig deutlidi erkennbar sein. Man 

 rauss also den Apparat so disponiren, dass das Ta- 

 geslicht entvveder unmittelbar aiif die Tlieilung fallt 

 oder beim grossern Instrument von deni durchbroche- 

 nen Metallspiegel S am vordern Ende des Feriirohrs 

 von der Seite lier auf die Tlieilung geworfen wird; ira 

 verdunkelten Zimmer stellt man zu dem Ende seit- 

 lich eine brenncnde Kerze auf. Durcli Drelien am 

 Knopfe G resp. c rechter Ilaud bringt man jetzt von 

 derjenigen Theilnng auf der Kreisscheibe K resp. k, 

 welche den Nullpunkt in der Mitte bat, beim grossern 

 Instrument den Tbeilstrich 350 ober- oder unterhalb 

 in's Gesichtsfeld des Fernrohrs B, beim kleinen Ap- 

 parat den mit 800 Gramm bezeichneten Strich vor 

 den Index in's Gesichtsfeld der Lupe und soll darauf 

 beim Durchschen durch das mittlere Beobachtungs- 

 rohr A resp. a eiu hellgelbes Gesichtsfeld erhalten, 

 das von horizontalen schwarzen Streifen durchzogen 

 ist, und ausserdem das andreaskreuzfôrmige Faden- 

 kreuz zeigt. Erscheint das letztcre nicht ganz scharf, 

 so zieht man das Ocular dièses Fernrohrs mehr oder 

 weniger aus, bis dies der Fall ist; alsdann wird man 

 auch die horizontalen Fransen am deutlichsten sehen. 

 Dreht man nunmehr wieder am Knopfe C resp. c in 

 dem Sinne, dass die Thcilstriche gegen hin in's 

 Gesichtsfeld des Fernrohrs resp. der Lupe treten, 

 so werden im Fernrohr A resp. a die horizontalen 

 Fransen nach mid nach blasser werden und endlich 

 wird von der einen Seite eiu helier Querstreif in's 

 Gesichtsfeld eintreten und bel fortgesetzter Drehung 

 dasselbe durchlaufen. Man hiilt mit Drehen inné, so- 

 wie die Mitte dièses hellen Querstreifens mit der 

 Mitte des Fadenkreuzes zusammenfallt; dies stellt bei 

 unserm Instrumente das Merkraal fiir die Einstellun- 

 gen dar, wie dies beim Soleil'schen Saccharimeter die 

 gleiche Fârbung der beiden Quarzhalften thut. 



§ 7. Bestiramung des Gehaltes an Zucker, 

 wenn die Lôsung ausser dem Rohrzucker keine 

 andere active Substanz einschliesst. Nach er- 

 folgter Orientirung legt man zuerst beim grossen 

 Instrument die mit 200 bezeichnete d. h. 200 Milli- 

 meter lange Rohre, beim kleinen die mit 50 bezeich- 

 nete Rôhre leer auf den Apparat, wie dies aus den 

 Figuren ersichtlich ist und stellt in der erwàhnten 



Weise auf das Vcrschwinden der Fransen ein und 

 liest durch das Fernrohr resp. die Lupe den Stand 

 des Iiidexstriches an der Kreistheilung ab^). Ist das 

 Instrument richtig justirt und die Einstellung gut 

 ausgefiihrt, so soll der Index genau auf den Nullpunkt 

 der Kreistheilung weisen'). Angenommen, es sei dies 

 nicht der Fall, sondern es weise derselbe bei beiden 

 Instrumenten etwa auf die Mitte zwischcn dem Theil- 

 strich 4 und 5 oberhalb resp. links vom Nullstrich, 

 so wiirc die Ablesung oder der Ausgangspunkt fiir die 

 Mcssung beim grossen Instrument 4'4 = 4,5 und 

 beim kleinen, wo jeder Theil den Werth von 10 hat, 

 45. (Nach einiger Ubung bringt man es leicht dahin 

 die Zehntel eines Scalentheils zu schiitzeii). Nunmehr 

 wird die Rohre in tiblicher Weise mit der zu unter- 

 suchenden Zuckerlosung ganz angefiillt, in den Appa- 

 rat gelegt und die jetzt wieder hervortretenden Fran- 

 sen im Rohre A resp. a durch eine Drehung neuer- 

 dings zum Verschwinden gebracht und zwar so, dass 

 dabei die Theilstrichc der Kreistheilung im Gesichts- 

 feld des Fernrohrs resp. der Lupe nach oben resp. 

 nach links waudern. Die so erfolgende neue Einstel- 

 lung auf das Verschwinden der Farbfransen gebe 

 etwa bei dor Ablesung am Theilkreise beim grossen 

 Instrument: 177,8 beim kleinern unter Beriicksichti- 

 gung des lOfacheu Werthes eines Theils: 218. Ist 

 der Ausgangspunkt fiir die Messung d. h. die Able- 

 sung bei leerer Rohre wirklich 0, so geben dièse Zah- 

 len unmittelbar die Anzahl Gramme Zucker, die in 

 1 Liter oder 1000 Cubic-Centimeter der angewand- 

 ten Lôsung enthalten sind. Ist dagegen der Ausgangs- 

 punkt unserer obigen Annahme zufolge 4,5 oberhalb 



3) HeiT Dr. Scheibler hat in den Berichteii der deutscheu 

 chemischen Gesellschaft zu Berlin 1868 M' 20 auf eine Fehlerquelle 

 bei deu sacchariuietrischcn Messungen bingewiesen, welcbe daranf 

 beriihen soll, dass die Deckgliiscben bei den Rôhrcn durcb starke 

 Anpressung doppelbrechend werden. Ich habe bei meinem Instru- 

 mente und nieinen Rôbren gefunden, dass ein ganz ungewiJhnlieh 

 starkes Anziehen der Schraubenkapseln nothwendig ist, um die 

 Einstellung mn 0°2 — 0°3 zu verandcrn und dass eine solcb' allzu- 

 starke Tressung sich im Ubrigen soglcicb durcb die Unniôglickeit 

 bemerkbar macht , die Intcrfercnzfrauscn vollstaudig zum Ver- 

 schwinden zu bringen. Es kaun somit dièse Fcblerquclle bei unserm 

 Instrumente leicht vermieden werden. 



4) Man kanti dies, wenn es nicbt der Fall seiu sollte, da- 

 durch erzielcn, dass man den Nullpunkt der Tbeilung genau vor 

 den Index bringt und alsdann nach Lôsung der beiden scitlichen 

 Klemmschrauben das polarisirende Nicnl unter Fcsthallung der 

 Kreisscheibe dreht, bis die Fransen gerade verschwinden, worauf 

 die Schraubcu wieder angezogcn werden. 



