98 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 



al propio tiempo como microscopio para mirar las caras del cristal, 

 interponiendo la lente movible h. Dichos dos anteojos tienen sus 

 ejes ópticos formando un ángulo constante, cuyo plano es paralelo 

 al limbo vertical y normal, por tanto, al eje de rotación del mismo. 



El trípode que soporta el goniómetro se apoya en una plataforma 

 giratoria P, que facilita el movimiento de todo el aparato. 



Para medir los ángulos diedros del cristal y hacer al propio tiempo 

 el dibujo del mismo, fijando la posición de los polos de sus caras, se 

 empieza por colocar una de éstas, común a dos o más zonas, algo 

 más alta que el eje de rotación del limbo B y en posición paralela al 

 limbo horizontal A. Esto lo comprobaremos observando en ella cons- 



