ÜK HISTORIA NATURAL 97 



Ventajas del goniómetro teodolftico 



por 

 Pedro Ferrando Mas. 



Sabido es que precisando la dirección de una recta deterniinamos 

 también la del piano que le es perpendicular, y por ello, determi- 

 nando la posición del polo de una cara, queda determinada la orien- 

 tación de ésta. Ahora bien, para fijar la posición de un polo y, por 

 tanto, la del radio o recta que lo determina, basta conocer dos án- 

 gulos: 1.°, el azimutal o longitud geográfica, llamado generalmen- 

 te -f;, que es el formado por el plano meridiano que contiene la recta 

 con el meridiano inicial; y 2.*^, la distancia polar, denominada o, 

 que es el ángulo que forma dicha recta con el radio polar. 



Con el fin de medir dichos ángulos y precisar así la posición de 

 las caras de los cristales, propuso Fedorow (1) la construcción del 

 goniómetro teodolítico. Consta éste, por tanto, fundamentalmente 

 de dos limbos graduados, cuyos ejes de rotación se intersectan per- 

 pendicularmente: uno horizontal A (fig. 1.") para medir el ángulo 'f 

 y otro vertical B para medir el ángulo o. El eje de rotación del lim- 

 bo A soporta el aparato de centrado de Fuess {a), sobre el que se 

 coloca el cristal c; y dicho soporte puede girar y elevarse más o 

 menos (independientemente del limbo), moviéndole por su extremo 

 inferior d. De este modo se llega a colocar el cristal en la intersec- 

 ción de los ejes de rotación de ambos limbos. El limbo vertical B 

 tiene una abertura circular {b) en su centro para observar la posición 

 del cristal. El citado limbo vertical B lleva fijos a él dos anteojos: 

 el colimador D, cuya hendidura, colocada en un diafragma interior, 

 se ilumina también interiormente por medio de una pequeña bombi- 

 lla eléctrica, y el anteojo ocular E, acodado con un prisma de refle- 

 xión total, para poder observar la imagen reflejada más cómoda- 

 mente por detrás del limbo. Además este anteojo ocular se utiliza 



(1) Anteriormente Miller, como iniciador de la proyección esférica, 

 había ya previsto las ventajas de aplicar el principio del teodolito a la 

 medición de los ángulos diedros de los cristales de numerosas facetas, 

 y el Sr. Pardillo dice en su libro de Cristalografía que lo aplicó al estu- 

 dio de un cristalito de platino. 



Tomo xviii.— Febrero, 1918. 7 



