486 Öauzu, Zur Kenntnis des »Stickstoff-Stoffwechsels bei marinen wirljellosen Tieren. 



Quantitative Bestimmung des Harnstoffes, 



Nachdem festgestellt wurde, dass in den Körperflüssigkeiten 

 und Geweben der von mir untersuchten mannen Wirbellosen eine 

 Substanz vorkommt, die alle Eigenschaften des Harnstolfes hat 

 und wie dieser die Fähigkeit besitzt, mit Natriumhypobromit Stick- 

 stoff zu entwickeln, schritt ich zur quantitativen Bestimmung der- 

 selben mit Hilfe einer Methode, deren Prinzip auf der letzterwähnten 

 Eigenschaft des Harnstoffes beruht. 



Da es sich darum handelte, kleine Stickstoffmengen zu messen, 

 so wurde dazu das üreometer gebraucht, das von Barcroft für 

 die Untersuchung des Harnstoffes in 1 ccm Blut beim Menschen 

 empfohlen wurde. Dieses Üreometer (das eine Modifikation des 

 von demselben Autor angegebenen Apparates für die Analyse der 

 Blutgase darstellt) wurde von mir etwas modifiziert und seine 

 Empfindlichkeit erhöht, so dass man noch '/soo i^^g Harnstoff damit 

 nachweisen könnte. Das von mir gebrauchte Üreometer ist in der 

 beigefügten Figur abgebildet. Es besteht im wesentlichen aus 

 folgenden Stücken: 1. einem Behälter, in welchem die zu unter- 

 suchende Lösung der Einwirkung des Natriumhypobromits unter- 

 worfen wird, 2. einem graduierten Glasrohr, das mittelst eines 

 Gummischlauches mit dem vorerwähnten Behälter in Verbindung 

 steht und das dazu bestimmt ist, die Ausdehnung des sich ent- 

 wickelnden Gases zu messen, und 3, einem Stativ. 



Der Behälter a, dessen ich mich bediente, ist derselbe, welchen 

 Barcroft bei seinem Üreometer angegeben hat. Er besteht aus 

 einem Schäfchen mit glattem Rande von 5 — 6 ccm Inhalt und 

 einem Deckel in Form eines Trichters, dessen Ränder mit den- 

 jenigen des Schälchens vollkommen zusammenschließen. Der Zu- 

 sammenschluss wird dadurch erzeugt, dass man die Ränder der 

 beiden Stücke mit Fett einschmiert; vier Klammern tragen zu 

 sicherem Schluss bei. In das Schälchen wird die zu untersuchende 

 Flüssigkeit hereingebracht, während das Natriumhypobromit sich in 

 einem kleinen zylindrischen Gefäße von 1 ccm Kapazität befindet, 

 das man auf den Boden des Schälchens stellt. Das graduierte 

 Glasrohr ist geradlinig, sein Lumen ist in der ganzen Länge von 

 gleichem Durchmesser, es ist in Millimeter eingeteilt. Im Lumen 

 dieses Rohres kann sich ein kleiner Zeiger bewegen, der aus einem 

 Tropfen Petroleum besteht. Von den zwei Enden des Rohres ist 

 das eine frei, während das andere, wie aus der Figur ersichtlich 

 ist, einen Hahn /> besitzt. In der Nähe dieses Hahnes geht vom 

 Glasrohr ein Schenkel ab, der von vorne nach hinten senkrecht 

 zum Hau})trohr zieht und der in der Figur deswegen nicht zu sehen 

 ist. Das Ende dieses Schenkelrohres, das wieder umbiegt und nun 

 parallel zum Hau})tr()hr verläuft, wird mittelst eines Gummischlauches 



