248 PHYSIQUE 



La simple mesure du déplacement qu'il aura fallu donner à la lentille 



pour compenser la déviation due au prisme 

 liquide permettra donc d'évaluer l'indice. 



III. — Pour réaliser ces conditions d'une 

 manière commode, les deux faces d'un 

 prisme à liquides d'angle assez petit, ont 

 été constituées par deux lames de glace 

 identiques, planes à l'intérieur et convexes 

 extérieurement. 



L'emploi des deux lames identiques 

 évite le déplacement latéral qui se pro- 

 duirait dans un système dissymétrique. 



Quand la cuve est vide, le rayon sor- 

 tant sans déviation passe par les centres optiques et 0' des deux len- 

 tilles (fig. 2), car en ce point l'angle a est nul, devant satisfaire à la relation : 



FiG. 



# 



(n — 1) X = (1 



0-^ 



l'indice de l'air étant pris pour unité. 



Si l'on introduit un liquide dans le prisme, le rayon qui passait pri- 

 mitivement en B est dévié en B', mais on pourra trouver un autre point 

 de la cuve, C par exemple, où la relation soit satisfaite. La distance des 

 deux points et C donne donc {x — 1). 



Fig. 3. 



Description de l'appareil. — L'appareil a été construit par M. Pellin, 

 à Paris. La figure 3 est une vue d'ensemble qui permet d'en saisir le 

 fonctionnement mécanique. 



