CH. FÉRY. — SUR UN NOUVEAU RÉFRACTOMÈTRE 249 



La lumière monochromatique sodée provenant d'un brûleur D tombe 

 sur la fente du collimateur B; cette fent(^ qui est large, porte un réticule 

 vertical. L'ensemble de la fente et du réticule peut être légèrement dé- 

 placé pour le réglage de l'appareil, par une vis visible sur la figure. 



Les rayons sortant du collimateur tombent sur la cuve et sont reçus 

 ensuite dans une lunette ordinaire à réticules disposés en croix de Saint- 

 André. 



La cuve est portée par une plate-forme en verre noir et se déplace sui- 

 vant sa longueur, perpendiculairement à l'axe optique de l'appareil, au 

 moyen d'un bouton moleté placé au-dessous de la lunette. 



Dans son mouvement rectiligne, la glissière portant la cuve entraîne 

 un vernier V qui se déplace devant une graduation fixe E donnant direc- 

 tement les deux premières décimales de {x — 1), le vernier au - donne 

 les millièmes. Chaque centième d'indice est représenté par un millimètre 

 environ sur la graduation de l'appareil de laboratoire. 



IV. — Réglage cle Vappareil et mesure. — La cuve étant vide, on place 

 le vernier au zéro, puis on met au point le réticule en croix de la lunette, 

 au moyen de l'oculaire ; le réticule vertical de la fente est mis au point 

 à son tour par le tirage de la lunette, puis on l'amène sur le croisement 

 des fils de l'oculaire, au moyen de la vis de réglage du collimateur et 

 sans toucher au vernier qui doit marquer zéro quand la cuve est vide. 



Si le réglage de la lunette est bien fait, le réticule se trouvera dans 

 le plan focal de la lunette et ne se déplacera pas par rapport au réticule 

 de la fente pour de légers mouvements de l'œil à l'oculaire. 



De ce réglage préalable dépend beaucoup l'exactitude des mesures ; il 

 est d'ailleurs très facile à faire et on n'aura plus à y toucher pendant 

 toute une série de déterminations, si l'on a soin de replacer toujours bien 

 exactement la cuve contre ses butées, ce qui est facilité par le ressort R. 

 On met le liquide dans la cuve, l'image du réticule du collimateur dis- 

 paraît; on agit alors sur le bouton qui déplace la cuve et, ayant retrouvé 

 l'image du réticule, on rétablit la coïncidence; il ne reste plus qu'à lire 

 directement sur l'échelle la valeur {x — \) du liquide employé. 



Il n'est pas nécessaire d'emplir la cuve complètement, il est même bon 

 de ne pas le faire, pour se laisser la facilité de vérifier le zéro pendant la 

 mesure. Dans ce cas, l'image du réticule du collimateur ne disparaît pas, 

 mais s'atfaiblit seulement. 



La cuve peut contenir 15 centimètres cubes environ; une épaisseur de 

 liquide de quelques millimètres représentant 2 centimètres cubes est suf- 

 fisante pour voir le réticule de la fente et faire une bonne mesure ; d'ail- 

 leurs, la hauteur du liquide dans la cuve n'influe nullement sur le résultat. 



Cette propriété de l'appareil est très précieuse dans le cas des liquides 

 rares dont on n'a qu'un petit échantillon. 



