250 PHYSIQUE 



V. — Mesure de l'indice pour d'autres raies. — Tout ce qui précède se 



rapporte aux mesures d'indice par rapport à la raie sodée pour laquelle 



(n I) 



la constante K de l'appareil 2 — -rr — est faite égale à l'unité. 



An 



Si on change la radiation employée, la constante renfermant n (indice 

 de la matière des lentilles) variera également. 



Il est facile de calculer la nouvelle constante, mais on peut aussi la 

 déterminer expérimentalement au moyen d'un liquide dont l'indice est 

 connu pour la radiation employée et à la température de l'expérience. 

 Cette nouvelle valeur de K est d'ailleurs toujours très voisine de l'unité. 



La constante pour le sodium étant 1, voici quelles seraient les va- 

 leurs de K pour d'autres radiations; ces chiffres se rapportent au crown 

 ordinaire employé en optique et à la glace de Saint-Gobain, il sont été 

 calculés d'après les indices de ces matières, mesurés par M. J.-B. Baille. 



RAIES B C D fo F G H 



Glace de Saint-Gobain . 0,992 0,994 1,000 1,007 1,0H 1,022 1,033 

 Crown de Feil 0,996 0,997 1,000 1,007 1,013 1,023 1,032 



Après une réparation de la cuve, ou dans le cas de remplacement de 

 cette partie de l'appareil, il est bon de vérifier la constante au moyen 

 d'un liquide d'indice connu. L'eau est très convenable pour cet objet, 

 son indice est bien déterminé et varie très peu avec la température, de 

 sorte qu'une erreur sur ce facteur ne donne qu'une variation très faible 

 de la constante. 



Dans le cas où la cuve ne renferme pas le centre optique des lentilles, 

 ce qui donne une plus grande sensibilité pour une même longueur de 

 cuve, il faut faire deux déterminations avec des liquides d'indice connu, 

 dans les conditions de l'expérience. 



VL — L'appareil peut se prêter également à la mesure des indices des 

 prismes solides, dont il n'est pas besoin de connaître l'angle ; la seule 

 condition est que l'angle du prisme ne soit pas supérieur à celui de 

 la cuve. 



La détermination comporte deux lectures à l'appareil : 



1° Dans ce cas le prisme est supporté par une pince P à l'intérieur de 

 la cuve (cette pince est ajoutée à l'appareil ordinaire), l'angle tourné vers 

 le sommet de cette dernière, on mesure comme dans le cas des liquides 

 le déplacement nécessaire pour ramener l'image du réticule vertical au 

 croisement des réticules de l'oculaire. Soit G ce déplacement; 



2" On verse dans la cuve un liquide dans lequel le cristal est insoluble 

 et dont on connaît l'indice. Soit / la nouvelle lecture. 



