CH. FÉRY. — SUR LN NOUVEAU RÉFRACTOMÈTRE 



devient une lame homogène à faces parallèles, traversée perpendiculaire- 

 ment par le rayon. 



La détermination pratique de la constante se faisant avec de l'eau dis- 

 tillée, l'erreur est alors représentée par les chiffres de la dernière colonne 

 du tableau, e représentant la distance séparant le centre optique de la 

 cuve de l'axe optique de l'instrument, quand l'appareil est au zéro. 



Les erreurs sont dans ce cas plus faibles, étant tantôt positives, tantôt 

 négatives, il y a comme dans la colonne (x — 1) — d deux points où 

 l'erreur est nulle : pour un indice de 1,15 environ et pour 1,33. 



YllI. — Si dans la formule : 



nous faisons A très petit, nous retrouvons la formule approchée (1) indi- 

 quée précédemment : 



n — 1 



Si nous remarquons que, pour un angle de lo° pris comme exemple 

 dans le calcul numérique, les erreurs (x — 1) — d -\- z sont inférieures 

 à 0,001, nous voyons qu'on peut obtenir d aussi voisin de (x — 1) qu'on 

 le désire. 



Pour une même valeur de A, la sensibilité de l'appareil ne dépend que 

 de la longueur de la cuve, et le rayon de courbure de la sphère des len- 

 tilles devra croître proportionnellement, car, pour de mêmes limites, la 

 valeur de a sera la même et on aura : 



d d' 



ï^ = ï^, = sma; 



pour des applications particulières on peut n'augmenter que le rayon de 

 courbure en limitant la cuve à la région utilisée. L'erreur dans ce cas 

 sera même moins forte entre les limites considérées, et on pourra aug- 

 menter la sensibilité en agissant sur A. 



M. Pellin, à qui est confiée la construction de l'appareil, exécute des 

 cuves de toutes les sensibilités et fonctionnant entre des limites quel- 

 conques. 



Dans tous les cas, la graduation est telle que les lectures donnent dii'ec- 

 tement l'indice du liquide mesuré. 



