318 MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLOBE 



moyen d'un système tout à fait nouveau qui permet à l'organe moteur 

 d'utiliser le maximum de force disponible en supprimant tous les frotte- 

 ments ayant lieu dans la transmission du mouvement au style par les 

 renvois de leviers ordinaires, ce qui permet de conserver au thermomètre 

 des indications absolument proportionnelles dans une limite de 110 degrés. 

 Il est bien évident que, dans la pratique, on n'a jamais besoin d'une exac- 

 titude pareille dans une limite aussi étendue, aussi le cylindre ne permet-il 

 d'enregistrer que 15 degrés. La hauteur du cylindre étant de 16 centimètres, 

 chaque degré est représenté par une hauteur de 10 millimètres dont le 

 centième, 1/10® de millimètre, représentant le 100* de degré est déjà très 

 appréciable à l'œil. Un de ces appareils a été demandé par une mission 

 au pôle Sud, et comme il devait traverser la mer Rouge, il fallait que les 

 indications puissent varier de — 10 à -j- 40 degrés centigrades. A cet effet, le 

 tube Ihermométrique était monté sur un bâti circulaire muni d'une vis 

 tangentielle qui permettait de ramener le style vers le milieu du cylindre 

 lorsque l'on prévoyait que les écarts de température pouvaient dépasser 

 la limite du papier. 



Ces appareils sont surtout destinés aux locaux où sont installés des 

 appareils de haute précision et où la variation thermométrique, si faible 

 qu'elle soit, est importante à connaître. 



La rapidité de mise au point est considérable ; elle est due à la grande 

 surface en contact avec l'atmosphère comparativement avec le volume du 

 liquide. En effet, la partie thermométrique étant composée d'un long 

 ruban de métal creux dont la section intérieure est de moins d'un milli- 

 mètre, il s'ensuit qu'aucun thermomètre en verre ne peut se mettre 

 aussi rapidement en équilibre avec la température. 



Au sujet de l'enregistrement en général des variations de tous les phé- 

 nomènes, on ne saurait trop appuyer sur l'importance de l'enregistrement 

 par tracé continu . On a cherché à discréditer ce mode d'inscription pour 

 mettre en lumière des systèmes à pointage qui certainement sont la plus 

 mauvaise chose du monde, puisqu'ils laissent passer continuellement les 

 variations les plus intéressantes sans les inscrire et que forcément les 

 maxima et les minima ne sont jamais enregistrés exactement. La courbe 

 qui en résulte est une sorte de tracé moyen qui n'indique absolument 

 rien. Ce moyen, du reste, qui a été employé pour la construction des 

 premiers enregistreurs est depuis longtemps tombé en désuétude ; il était 

 encore compréhensible quand on n'avait pas le moyen d'écrire sans frot- 

 tement, mais aujourd'hui que, grâce à notre plume, l'inscription ne de- 

 mande aucune force, cette méthode doit fatalement disparaître. De plus, 

 dans ces soi-disant enregistreurs, on est obligé d'emprunter la plus grande 

 partie de la force du mouvement d'horlogerie pour faire mouvoir le mar- 

 teau pointeur. 11 s'ensuit que le réglage s'en trouve profondément altéré 



