J. RICHARD. — NOUVEAUX APPAREILS ENREGISTREURS 32o 



Dans notre système, la cloche (fig. 8) se trouve, au contraire, fermée en 

 dessous et percée de trous tout autour, et un récipient de caoutchouc 

 subit la pression de leau. L'avantage est celui-ci, que l'air ne pouvant être 

 dissous par l'eau, ni être faussé par la condensation dans le tube, puisque 

 c'est de l'air sec qui se trouve dans le ballon, ni sortir par suite de la 

 différence dans la pression atmosphérique de la cloche, on n'est plus 

 obligé de remettre l'appareil enregistreur ou à cadran continuellement au 

 point. Nous avons des appareils installés depuis trois années qui n'ont 

 demandé aucune réparation et dans lesquels le point est resté absolument 

 stable. Cet appareil sert pour le sondage ainsi que pour le relèvement 

 rapide du relief du fond d'un port de mer. Il sufTit, en effet, de traîner 

 le récipient par le moyen d'une corde, quelle que soit l'inclinaison du 



Fig. 9. — Manomètre enregistreur pour hydromètre. 



tube par rapport au bateau, il n'y aura que la hauteur d'eau qui sera 

 enregistrée. Nous établissons même un dispositif qui permet de faire 

 tourner le cylindre enregistreur proportionnellement au chemin par- 

 couru (f((j. 9). 



Thermomètre fronde. — L'emploi d'un thermomètre ordinaire que l'on 

 fait tourner à la main au bout d'une ficelle est certainement le moyen le 

 plus simple, mais aussi le plus dangereux pour la conservation dudit ther- 

 momètre, car la corde casse au bout de peu de temps ou bien, dans son 

 mouvement de rotation, le thermomètre rencontre un objet quelconque ; 

 dans les deux cas naturellement il se brise. Cette petite opération finit en 

 somme par revenir fort cher. Pour remédier à cet état de chose, nous 

 avons été amenés à construire un support de thermomètre qui, se mon- 

 tant sur moulinet à engrenages, est mù à la main par une petite manivelle 

 qui permet d'imprimer au thermomètre un mouvement de rotation aussi 



