544 ZOOLOGIE, ANATOMIE, PHYSIOLOGIE 



Pouchet, des études de cet ordre ont été poursuivies dès l'été de 1888 

 dans son laboratoire de Concarneau ; quelques résultats que j'avais obte-. 

 nus à cette époque sur la question ont été consignés dans une note an- 

 nexée au rapport de M. Pouchet sur le fonctionnement du laboratoire 

 de Concarneau pour l'année 1888 (1). La technique suivie dans cette 

 étude était défectueuse en beaucoup de points et ne permettait d'arriver 

 qu'à des évaluations numériques très approximatives. Ayant repris cet 

 été, sur le conseil de M. Pouchet, les mêmes recherches, je me suis 

 efforcé de donner au mode opératoire une précision plus grande qui 

 permît d'estimer avec plus d'exactitude que précédemment la valeur 

 quantitative des pêches de surface. 



Le filet à main, par le fait de sa construction et de son maniement, 

 laissait place à trop d'incertitudes et d'irrégularités. Celui dont je me 

 sers actuellement est construit de la manière suivante : un bâtis en bois, 

 rectangulaire, de 1 mètre de long sur 0^,05 de large, sert de flotteur à 

 tout l'appareil et maintient celui-ci dans une position fixe par rapport à 



riG. 1. 



la surface de l'eau (fig. 1 et 2). Il est lesté de plomb à l'avant, de lièges 

 à l'arrière, de manière à demeurer horizontal pendant la traction. Eu 

 arrière et en dessous est fixé à charnières un cadre (A) carré en bois, 

 dont les dimensions intérieures sont exactement de 0"\bO (2). 



Ce cadre est maintenu perpendiculaire à la surface du bâtis par deux 

 tirants en fer (BB'j fixés à une extrémité et, de l'autre, adaptés au 

 cadre au moyen de goupilles. Sur le pourtour du cadre est clouée une 

 poche de toile (C) en forme de tronc de cône, de 1 mètre de long et de 

 0™,23 de diamètre à son sommet ouvert. Le pourtour de cette ouverture 

 est garni d'un cercle en bois (D) avec rainure interne destinée à porter 

 le cercle en laiton du filet de gaze (E) . Le filet-tamis est fait avec la soie 

 à bluter ordinairement employée (maille de 80 .a de côté environ) ; il 

 mesure 0"\4o de profondeur et 0'",20 de diamètre à son ouverture. J'ai 

 reconnu que cette poche est suffisante pour tamiser toute l'eau qui passe, 

 sous une faible vitesse, dans l'entonnoir en toile. En outre, pour éviter 



(1) Voir aussi Journal de l'Analomie el de la Phijsiol., 1S89, n" .',. 



(2) J'ai été amené à rendre cette partie mobile sur le bâtis pour permettre une manœuvre plus 

 facile de l'appareil, en dehors de la pèciie. 



