vr 



6 



■a 



o 

 a. 



:3 aa 

 c -a 



■•^ 



C 

 es 



> 



3 

 O 



O 



ai 



c 



O. 

 O 



■a 



a; 



a 

 ai 





r,H. LALLEMAND. DÉ TEKiVIINATION DU NIVEAU MOYEN DE l,A MER 869 



lement de trous pour l'accès de l'eau. La surface poreuse est réglée de 

 manière que, dans le tube, la marée journalière soit réduite à une oscil- 

 lation insignifiante. Une observation par jour 

 suilit, dès lors, pour déterminer la variation 

 lente du niveau intérieur avec le temps. 



La mesure de la hauteur de l'eau s'effectue 

 au moyen dune sonde divisée (fig. 3), sur 

 laquelle on fixe latéralement, au moyen de 

 bagues mobiles BB', une bande de papier 

 sensibilisé au sulfate de fer et à la noix de 

 galle. On descend à fond cette sonde dans le 

 tube jusqu'à ce qu'elle vienne buter contre 

 la base D (fi;j. 2) ; une ou deux secondes 

 après, on la remonte ; la partie mouillée du 

 papier est devenue noire, ce qui permet de 

 lire facilement la cote de l'eau. 



En rapprochant les bandes et en alignant, 

 comme le montre la figure 4, les points de 

 repère marqués dans le papier par le poinçon c 

 de la sonde, on constitue un diagramme qu'il 

 suffit de réduire au dixième, par exemple, et 

 de planimétrer ensuite, pour en déduire la 

 hauteur du rectangle équivalent, de même 

 base, c'est-à-dire la cote cherchée du niveau 

 moyen. 



Le premier médimarémètre a été installé 

 en 1885, à Marseille, dans le puits même du 

 marégraphe totalisateur. Ifei^JjB' 



Le diagramme ci-après (fig. o), relatif à une 

 période de trois années et demie d'observa- 

 tions, du 1"' juillet 188o au l*^-" janvier 1889, 

 montre que le niveau moyen depuis l'origine 

 (moyenne de toutes les hauteurs relevées de- 

 puis la mise en fonction de l'appareil), calculé 

 à la fin de chaque mois d'après les indica- 

 tions du médimarémètre, concorde parfaite- 

 ment avec celui donné par le marégraphe 

 totalisateur. La même concordance s'est main- 

 tenue depuis, sans que l'appareil ait jamais 

 subi aucun nettoyage. Ce fait prouve que l'envahissement de la cloison 

 poreuse par les végétaux et les animalcules marins n'est pas aussi rapide 

 qu'on pouvait le craindre a priori. Le remplacement du filtre, auquel on 



âS =: a3 S > • 



te ?! £: c 1- "3 



= - 3 •- a.^ c 



" 3 m 23 ÛC oj 



•5 ^ oT ^ 3 = 



— -Q O) c^ o 



^ » 5 ■? £ s 



o -o.) O O) G 



i 1^ § J t 



3 O) M) c -? <" 



te „ 3 o iJ cy 



tS 22 o 0« •- 13 



aa ^— ç < _ 



* C S ut'--. 



