202 SCIENCES MÉDICALES 



L'intégrateur de surfaces de M. Bordier se compose essentiellement de deux 

 roues molettées dont les circonférences sont constamment enduites d'encre 

 bleue; ces molettes représentent les deux bases d'un cylindre évidé; leur 

 écartement est de 3 centimètres. Un système d'engrenages permet, par le 

 mouvement de rotation des roues, d'enregistrer la surface recouverte par le 

 cylindre quand on promène celui-ci sur la peau. En prenant certaines pré- 

 cautions indiquées par l'auteur, on arrive à faire une mesure très suffisamment 

 précise pour les besoins cliniques. 



Sur trois sujets, A, B, G, dont les tailles étaient de l'",7o, 1"\66, l°>,6o, les 

 résultats fournis par l'intégrateur ont été : 



A 194 décimètres carrés. 



B 170 — - 



G 167 - - 



M. Bordier Mi remarquer que son appareil permettra de suivre la marche 

 des épanchements, pleurésie, ascite, par la mesure de la surface des régions 

 intéressées et qu'en outre son intégrateur peut servir de thoracomètre très 

 commode en prenant le tiers de la surface lue sur l'appareil quand celui-ci est 

 promené sur chaque moitié du thorax. 



VŒU PRÉSENTÉ PAR LA SECTION 



(Voir page 53.) 



13' Sectioi], 

 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE (1) 



(1) La 13= Section a tenu ses séances avec la 12" Section, sous la présidence du D'^ Leduc et avec le 

 bureau de la 13°. 



