254 PHYSIQUE. — MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLOBE 



riable, qui suffit pour pouvoir effectuer facilement l'évaluation numéri- 

 que de sons dont la hauteur est supérieure à Yut 3 . 



Le procédé à employer pour faire cette évaluation consiste d'ailleurs à 

 faire glisser les curseurs le long des branches de l' électro-diapason, jus- 

 qu'à ce que le son qu'il produit soit à l'unisson de celui dont on veut 

 déterminer le nombre de vibrations, cet unisson étant déterminé par 

 l'absence de battements. Les branches de l'instrument ont été divisées 

 préalablement en centimètres et millimètres, et l'on a déterminé, à 

 l'aide d'une courbe analogue à celle dont il a été question ci-dessus, 

 les nombres de périodes qui correspondent à une variation de 1 milli- 

 mètre dans la course des curseurs. La courbe peut être tracée par 

 points correspondant à chaque centimètre, et son examen montre que 

 dans l'intervalle de chaque centimètre (sauf dans la partie la plus voi- 

 sine de la courbure des branches du diapason), on peut admettre la 

 proportionnalité entre la variation de la distance et celle du nombre des 

 périodes. Il est donc assez facile de construire pour chaque électro-dia- 

 pason chargé de curseurs d'un poids déterminé une table numérique qui 

 indique immédiatement le nombre de périodes correspondant à une posi- 

 tion donnée des curseurs. 



Il va sans dire qu'on peut employer aussi les électro-diapasons à 

 période variable à la comparaison optique des mouvements vibratoires 

 d'après les principes indiqués par M. Lissajous. Ils ont cet avantage de 

 permettre avec un nombre restreint d'instruments de se servir comme 

 termes de comparaison, dans une échelle très-étendue, des figures de 

 l'unisson qui sont les plus simples. Un seul suffit d'ailleurs, en lui adap- 

 tant un miroir, pour faire avec un autre diapason à miroir sans cur- 

 seurs toutes les expériences relatives à la composition des mouvements 

 vibratoires. Je ferai remarquer à cet égard que, lorsque après avoir 

 amené les curseurs dans une position déterminée on a produit la courbe 

 acoustique correspondante animée de ce balancement qui caractérise 

 l'accord plus ou moins parfait des deux instruments, il est très-facile 

 d'arriver à l'accord complet et de rendre la courbe stable sans arrêter 

 le mouvement vibratoire. A cet eifet, un petit aimant est fixé sur la face 

 supérieure de chacun des curseurs qui sont en plomb : on peut alors se 

 servir de fils et de plaques en fer doux comme d'autant de petites masses 

 additionnelles qu'on met en prise avec les pôles de l'aimant, ou qu'on 

 retire à volonté. On produit ainsi facilement et graduellement la stabilité 

 de la courbe, et on la rétablit si, par suite d'une cause quelconque, elle 

 vient, à cesser. 



