CHAUVEAl . — VUE D ENSEMBLE SUR LE MÉCANISME DU COEUR 67 



l'avance que le battement auriculaire est loin, chez ceux-ci, d être aussi éner- 

 gique et aussi efficace. 



On a tiré meilleur parti de l'observation du cœur à nu gardé en place. Mais 

 cette méthode elle-même a de graves inconvénients. On n'observe pas ainsi le 

 cœur dans des conditions normales, régulières, physiologiques. De plus, l'ob- 

 servation du mécanisme du cœur, faite ainsi avec les sens, présente de grandes 

 difficultés. Les mouvements cardiaques n'ont souvent qu'une durée très courte 

 et se succèdent avec une grande rapidité. Comment les saisir dans leurs carac- 

 tères et dans leurs rapports, soit entre eux, soit avec d'autres phénomènes 

 concomitants? Aussi beaucoup de points de la physiologie du cœur res- 

 taient-ils peu connus ou donnaient lieu à de vives controverses. 



De la nécessité de remédier à ces inconvénients est née une nouvelle méthode 

 d'étude du cœur en activité (1). Cette nouvelle méthode a permis d'agir sur des 

 animaux non mutilés, que dis-je? sur des animaux restant dans le plus parfait 

 état de santé pendant toute la durée des expériences. De plus, on a eu recours 

 à la méthode graphique pour déterminer les caractères des mouvements du 

 cœur. L'organe a été chargé d'écrire lui-même son histoire. En un mot, on a 

 appliqué à l'étude si difficile du jeu du cœur, de la contraction et du relâche- 

 ment des cavités cardiaques, du mécanisme des soupapes valvulaires, le moyen 

 si simple que vous avez vu employer tout à l'heure pour l'étude d'un des effets 

 du jeu du cœur, la pulsation artérielle. 



Revenons à notre figure 11, à nos deux ampoules conjuguées par un tube 

 flexible intermédiaire. Et maintenant, supposons que l'ampoule A soit, par un 

 ^aisseau, introduite dans une des cavités du cœur, l'ampoule B restant libre 

 au dehors. Évidemment le sang communiquera à l'ampoule A tous les change- 

 ments de pression résultant des mouvements des parois de la cavité, et cette 

 ampoule A, à son tour, les transmettra à l'ampoule B. Cette dernière se dilatera 

 donc quand la cavité cardiaque se resserrera et, inversement, diminuera de vo- 

 lume quand le relâchement des parois de cette cavité y fera diminuer la pres- 

 sion intérieure. 



Supposons maintenant que l'ampoule extérieure B soit remplacée par un 

 tambour à levier, celui-ci traduira au dehors, par ses mouvements, et de la 

 manière la plus fidèle, tout ce qui se passe à l'intérieur du cœur, surtout si la 

 pointe du levier trace et fixe ses mouvements sur une feuille de papier ou une 

 plaque enfumée. La courbe des divers mouvements cardiaques s'inscrit ainsi 

 avec la plus grande facilité. Il suffit d'avoir un appareil qui permette de placer 

 dans le cœur une ampoule occupant le centre de la cavité auriculaire et une 

 seconde ampoule occupant la même position dans la cavité ventriculaire 



Pour le cœur droit, la réahsation est simple. On y introduit, par la veine 

 jugulaire, une sonde en gomme flexible, portant les deux ampoules. La voici, 

 cette sonde (fig. li). V est lampoule exploratrice qui occupe le ventricule; 0, 

 celle de l'oreillette. Le tube de l'ampoule ventriculaire traverse toute la lon- 

 gueur du tube de l'ampoule auriculaire, comme l'indiquent les détails figurés 

 dans la partie inférieure de l'image. Les deux tubes, tout à fait indépendants, 

 sont conjugués chacun avec un tambour à levier formant ampoule indicatrice, 

 à l'aide d'un tube intermédiaire en caoutchouc, auquel on peut donner une 

 longueur plus ou moins considérable. 



Pour le cœur gauche, on ne se sert que d'une seule ampoule, qui est intro^ 



(1) Chauveac et Marey, Appareils et Expériences cardiographiques. 1883. J. Ballière Paris. 



