J. RICHARD, NOUVEAUX APPAREILS ENREGISTREURS 209 



M. Jules RICHARD i Maison Richard frères), à Paris. 



Nouveaux appareils enregistreurs. — Statoscope. — L'appareil présenté par 

 M. J. Richard sous le nom de statoscope n'est autre qu'un manomètre différen- 

 tiel ou un baromètre à air. Déjà il avait été présenté, au nom du constructeur, 

 par M. Guillaume à la Société de Physique ; une disposition toute nouvelle 

 qui permet d'obtenir de l'instrument une plus grande sensibilité, tout en lui 

 conservant ses qualités anciennes, a déterminé M. J. Richard à le présenter à 

 nouveau. 



Le statoscope actuel est formé d'un réservoir d'air en communication avec 

 une membrane extrêmement sensible : c'est un baromètre à air dans lequel 

 est supprimée l'action de la colonne barométrique (10'^,33 par centimètre carré). 



Dans l'appareil ancien l'amplification des indications était de 10 millimètres 

 pour une dénivellation de 1 millimètre de mercure ; la nouvelle disposition 

 permet d'obtenir pour cette même dénivellation de 1 millimètre une course 

 angulaire de 25 millimètres sur le papier de l'enregistreur ; un centième de 

 millimètre de mercure est représenté par un quart de millimètre sur le papier, 

 quantité très appréciable étant donnée la délicatesse de tracé de l'instrument. 

 Une différence de niveau de 0°^,'^ qui donne une augmentation ou une dimi- 

 nution de la densité de l'air s'enregistre par une course angulaire de l'"'",^. 



Cet appai-eil est excessivement précieux pour l'étude des variations baromé- 

 triques brusques qui se produisent durant les orages, les cyclones, et en général 

 tous les phénomènes météorologiques. 



Thermomètre et baromètre pour les e.rpériences d' aérostation. — Ces deux ap- 

 pareils, réunis en un seul instrument, ont été construits en vue des expériences 

 aérostatiques; ils écrivent leurs indications sur le même cylindre. 



Le thermomètre peut indiquer des températures variant de + 40° à — 83''. 



Le baromètre enregistre les hauteurs jusqu'à 23.000 mètres de hauteur. Il est 

 réglé en 68 centimètres de mercure. 



Étant données les conditions spéciales dans lesquelles cet instrument doit 

 être employé, de nombreuses et grandes difficultés étaient à résoudre : le 

 fonctionnement du mouvement d'horlogerie, la lubréfaction des organes, aucune 

 huile ne restant liquide au-dessous de — 23 degrés, la nécessité où l'on était d'em- 

 ployer une encre ne se congelant pas à la température si basse à laquelle on 

 doit atteindre, la compensation du baromètre, le poids de l'appareil qui devait 

 être nécessairement fort réduit et qu'on a pu amener à ne pas dépasser 0'^,4J5. 



Toutes ces difficultés ont été surmontées et l'instrument tel qu'il est cons- 

 truit actuellement répond au desideratum qui était imposé. 



Baromètre de nivellement. — Ce baromètre, très sensible, permet de faire, dans 

 des conditions excellentes, des nivellements très rapides. Le mouvement du 

 cylindre est donné à la main par l'opérateur lui-même. Par ce mouvement 

 même la plume s'écarte ou se rapproche du cylindre pour enregistrer ses indi- 

 cations en une ligne interrompue qui marque des paliers successifs et dont 

 la lecture absolument commode et rapide donne le nivellement du terrain 

 observé. 



Sunshine- Photomètre héliographique. — L'appareil se compose d'un cylindre 

 muni d'une fente en forme de V très allongé et tournant avec le soleil devant 

 un papier sensible au ferro-prussiate. Les apparitions du soleil sont indiquées 

 par un trait bleu foncé et la valeur de la lumière par une teinte dégradée. 



14 



