CAÏII.LON. AI'I'AUEIL A INJECTIONS LENTES IMILILE CRÉOSOTÉE 327 



2» La culture ilu sang faite avec toutes les préctiutions antiseptiques a fourni 

 en quelque sorte la prouve de l'infection secondaire, en démontrant des micro- 

 coques en chaînettes dans les stries d'ensemencement. 



Il est donc probable qu'ici l'action microbienne s'est d'abord attaquée sur une 

 veine en imminence morbide, du fait d'une première atteinte de phlegmatia 

 datant de seize ans, et que, de ce foyer de coagulation primitif actuel, il s'est 

 disséminé des germes allant déterminer des lésions analogues sur d'autres 

 points du système veineux. 



M. MERGIER, Prcp. à la l'ac. de Méd. de Paris. 



Optomètre pour la mesure rapide des amétropies axiles et des amétropies de courbure 

 (Myopie, hypermétropie, astigmatisme) . — M. Mergier fait l'exposé des résultats 

 obtenus avec cet instrument, construit par la maison Benoist-Berthiot et G'^, 

 réservant pour une date ultérieure sa description et la théorie sur laquelle 

 repose son fonctionnement. 11 permet de déterminer, avec une exactitude pour 

 ainsi dire mathématique et en quelques instants, l'état de réfraction de l'œil 

 dans ses différents méridiens, en d'autres termes, de mesurer les amétropies 

 axiles et les amétropies de courbure : la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, 

 ainsi que la puissance d'accommodation de l'œil, ce qui conduit à la connais- 

 sance de la presbytie. 



L'erreur inhérente à la question de voir nettement un objet ou une image 

 quelconque, de lire des caractères d'imprimerie plus ou moins fins, a été évitée 

 par l'application d'un dispositif qui ne laisse au sujet aucune hésitation dans 

 ses réponses. Déplus, le sujet ne peut tromper l'expcrimentateur, ce qui permet 

 l'usage de cet optomètre dans les conseils de revision. 



Enfin, l'appareil est très simple dans son fonctionnement et peut être mis 

 entre les mains de l'opticien le plus novice, comme entre celles du médecin le 

 plus étranger aux questions d'optique médicale. 



Ces résultats sont importants, étant données les conséquences fâcheuses aux- 

 quelles conduit la correction inexacte des amétropies. 



M. CATILLON, Pliarm., à Paris. 



Appareil à injections lentes d'huile créosotée dans le traitement de la phtisie. 

 — Cet appareil a pour principal caractère son extrême simplicité. Il fonctionne 

 à Lariboisière, dans le service de M. Gouguenheim, à la satisfaction de tous 



L'écoulement s'effectue automatiquement, sans pression artificielle, par la 

 simple pression du liquide contenu dans le récipient, laquelle est elle-même 

 réglée par la hauteur à laquelle on place l'appareil. 



A l'hôpital, on le suspend à la barre du lit. 



En ville, M. Catillon conseille de fixer au mur trois clous àcrochet à la hauteur 

 d'un mètre, de 80 centimètres et de GO centimètres au-dessus de la piqûre. A 

 un mètre, on injectera de20 à 25 grammes à l'heure; à 80 centimètres, l'appareil 

 donne environ lo grammes et à 60 centimètres, 10 grammes. En variant ces 

 hauteurs on varie la rapidité de l'écoulement d'après .les indications du malade 

 qui ressent une chaleur trop vive quand l'écoulement est trop rapide. 



