1)'' l'Ai L RECNARD. LA VIE DANS LES EAUX 



401 



décomprime et l'excès de liquide ainsi produit va se déverser dans le ballon- 

 net B. Arrivé à bord, celui-ci est dévissé, on verse l'eau qu'il contient dans une 

 éprouvelle graduée. 



On a dès lors tous les éléments du problème. 



Les travaux concordants de Wertheim, de Grassi, de Tait, de Buchanan. 

 montrent que l'eau de mer se comprime en moyenne de 0,00000430 par mètre 

 Un réservoir de 100 litres donnera 

 donc une diminution du volume de 

 l'eau égale à 0,00000430 X 1 000 pour 

 10 mètres de descente, soit 0i'S0O43. 

 Pour une dénivellation de 3,000 mètres, 

 [)ar exemple, l'eau diminuera de 

 0,00000430 X 100 X 3 000, soit l»iS290. 



C'est précisément cette eau qui s'em- 

 magasinera dans la bouteille, qui s'y 

 trouvera enfermée à la clôture du ro- 

 binet et qui regorgera dans le ballon B 

 à la remontée. Donc l'ayant mesurée, 

 il suffira de diviser le nombre obtenu 

 par 0,00000430 X V pour avoir la pro- 

 fondeur. Il y aura à faire une correc- 

 tion de température, car, à la clôture 

 du robinet, l'eau était froide; elle se 

 sera réchauflée en remonlant et se 

 sera dilatée. 



La lecture donnerait donc un chiffre 

 trop fort. 



On remarquera en T, sous le levier L, 

 un tube; il contient un thermomètre 

 à renversement, très bien protégé, qui 

 rapportera la température du fond. 



On remarquera que si des gaz se 

 dégagent de Teau à la montée par 

 suite de la diminution de pression, ils 

 n'entacheront nullement les résultats, 

 car ils se réuniront, il est vrai, en B ; 

 mais quand on ouvrira celui-ci, ils 

 s'échapperont tout simplement et n'en- 

 treront nullement dans la lecture du 

 volume de l'eau transvasée dans l'éprou- 

 vette. 



A mon avis, le premier des batho- 

 mètres est celui de Siemens. Bien 

 construit et bien employé, il i)erraettrait de faire en quelques années la carte 

 topographique des fonds aussi soigneusement qu'on a fait celle des conti- 

 nents. 



Il ne nécessite pas de cordes, de bobines, il fonctionne sans cesse, il suffît de 

 le lire pour savoir au-dessus de quel fond on se trouve, comme il suffit de lire 

 un baromètre pour savoir sous quelle pression d'air on est placé. 



11 est fondé sur ce principe que l'attraction que la terre exerce sur un 



26 



Fig- 1. 



