BLONDEL ET JIGOUZO. — ARC A COURANTS ALTERNATIFS 227 



faibles self-inductances à laquelle celle-ci ne s'applique pas faute d'instruments 

 sensibles et de précision dans le calcul. 



La nouvelle méthode repose sur l'emploi d'un petit électrodynamomèlre sen- 

 sible, à miroir, ayant ses deux bobines fixe et mobile semblables exactement, 

 et sur une propriété des courants alternatifs diphasés, à savoir que deux cou- 

 rants diphasés, semblables de forme, envoyés respectivement dans les circuits 

 d'un électrodynamomètre donnent un couple nul. 



On introduit dans l'un des circuits la bobine à étudier ; le décalage n'étant 

 plus le même dans les deux branches, une déviation apparaît ; on l'annule en 

 introduisant une résistance supplémentaire connue, ou en intercalant dans 

 l'autre branche un étalon de self-induction. 



L'auteur montre qu'on peut opérer avec un petit convertisseur rotatif, et 

 qu'on doit chercher à avoir des cadres de grande constante de temps, et des 

 fréquences élevées. 



Sur l'erreur des wattmètres éleclrodunamiques . — L'auteur, après avoir discuté 

 les erreurs des wattmètres sur des courants de forme quelconque, sous l'in- 

 fluence de la self-induction du cadre à fil fin, montre comment on peut, déter- 

 miner la constante de temps du circuit de ce cadre par la méthode précédente. 

 Celle-ci peut être alors multipliée en envoyant deux courants diphasés sem- 

 blables, l'un dans le gros fil, l'autre dans le fil fin du wattmètre lui-même. La 

 puissance lue w divisée par la puissance apparente (produit du courant dans le 

 gros fil I par la différence de potentiel aux bornes U dans le fil fin) indique 

 précisément l'angle d'erreur 3 : 



N _ w 



° _ ITT 



et le facteur par lequel on doit ensuite multiplier les lectures de puissance faites 

 avec l'instrument est : 



1 - 8 tg ?, 



en appelant z> le décalage du courant par rapport à la f. é. m. 



L'auteur termine en indiquant la réalisation d'instruments n'exigeant pas de 

 corrections. 



Sur les propriétés photométriques des lentilles. — L'auteur revient sur un 

 théorème de photométrie qu'il a donné autrefois pour l'étude des projecteurs et 

 indique un énoncé général beaucoup plus simple donnant la loi de l'éclat d'un 

 appareil de projection quelconque. 



MM. BLONDEL et JIGOUZO. 



Sur le rendement lumineux de l'arc à courants alternatifs. — Les auteurs pu- 

 blient les derniers résultats d'un travail antérieur sur ce sujet. Les principal*.:- 

 conclusions de leur étude sont les suivantes : 



Le rendement de l'arc à courant alternatif dépend, dans une énorme mesure, 

 de la nature et du diamètre des charbons, de la densité de courant et de l'écart. 



