398 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



EXPOSE SUCCINCT DE LA THEORIE. 



1° Obtention des épreuves. — Dans toute opération stéréoscopique, il est néces- 

 saire d'obtenir deux images correspondant : l'une à la vue de l'objet par rapport 

 à l'œil droit, l'autre à la vue de l'objet par rapport à l'œil gauche. Il suffit pour 

 cela de réaliser, sur un plan de deux points de vue différents, deux perspectives 

 du même objet. On pourra, par exemple, faire successivement deux épreuves 

 en déplaçant le tube dans l'intervalle des deux opérations parallèlement au 

 plan de la couche sensible, l'objet occupant toujours la même position. On 

 pourra aussi faire l'inverse, laissant le tube immobile, déplacer l'objet en évitant 

 toute déformation. Dans les deux cas on obtient un déplacement relatif du. tube 

 et de l'objet, c'est-à-dire deux perspectives accouplées, et c'est là le but que l'on 

 poursuit. 



Mais quelle doit être la valeur de ce déplacement ? Cette question, importante 

 dans toute opération stéréoscopique, le devient singulièrement dans le cas qui 

 nous occupe. Si l'on veut que la forme de l'objet réel et les rapports de 

 dimension soient conservés dans l'objet virtuel, ce déplacement doit avoir dans 

 chaque cas une valeur parfaitement déterminée. C'est là le point principal de 

 nos recherches. Auparavant, les opérateurs se contentaient de faire un dépla- 

 cement arbitraire le plus souvent égal à l'intervalle qui sépare les deux veux 

 (6,5 à 7 centimètres, suivant les observateurs). 



Cette façon d'agir ne permettait d'arriver au résultat cherché que dans des 

 cas particuliers ; tandis que le problème comporte une solution simple et 

 générale. 



Les considérations géométriques n'imposent pas de limite à cette distance, et 

 quel que soit l'écartement entre les deux poses, la reconstitution de l'objet a 

 toujours lieu. Il n'en est pas de même des considérations physiologiques, qui 

 montrent que l'examen au stéréoscope peut être rendu impossible si l'écar- 

 tement entre les deux positions du tube a été trop grand. En effet, dans la vision 

 binoculaire d'un objet réel, l'angle de convergence des yeux et l'accommodation 

 varient simultanément quand on passe d'un plan de front de l'objet à l'autre. 

 Au contraire, dans la vision stéréoscopique, l'accommodation reste constante, 

 puisquelle correspond à des images planes; tandis que l'angle de convergence 

 varie en passant d'un plan de front de l'objet reconstitué à un autre plan. Ce 

 défaut de concordance ne pouvant être toléré que jusqu'à une certaine limite, 

 il en résulte une limite pour l'écartement qui est donnée par la formule 

 suivante : 



lMD-fP) 

 Amax = -^p— 



A maximum = Écartement maximum ou déplacement relatif du tube et de 



l'objet ; 

 P = Kpaisseur maxima de l'objet radiographié : 

 D = Distance du tube à l'objet. 



Ainsi récartement entre les deux poses ne doit pas dépasser une certain-' 

 limite, une valeur maxima, qui dépend de l'épaisseur de l'objet et de la 

 distance à laquelle on a placé le tube producteur des rayons X. Cette valeur 

 présente en outre l'avantage de correspondre aux meilleures conditions de 



