F. DOMMER. — L'AIR LIQUIDE — PRÉPARATION INDUSTRIELLE — APPLICATIONS 77 



La Société des appareils Linde construit, pour les laboratoires, le modèle 

 représenté figure 2, formé d'un compresseur à deux cylindres et de l'appareil 

 à contre-courant, qui se compose de trois serpentins concentriques en cuivre. 



L'air comprimé à 200 atmosphères parcourt de haut en bas le serpentin inté- 

 rieur, se détend à 16 atmosphères en traversant le robinet a, et retourne, par 

 l'espace annulaire compris entre le tuyau intérieur et le tuyau médian, au petit 

 cylindre d du compresseur, qui le comprime de nouveau à 200 atmosphères, 

 pour lui faire recommencer le même cycle. 



Le grand cylindre (e) du compresseur refoule dans la conduite d'aspiration du 

 petit compresseur à 16 atmosphères, une petite quantité d'air pris à la pression 

 atmosphérique; une quantité égale d'air doit donc quitter le cycle, pour que la 

 pression reste constante dans l'appareil. 



Fig. 2. 

 Récipients en verre, de Dewar, avec double enveloppe à vide parfait. 



À l'extrémité de l'appareil, une quantité d'air réglée par le robinet C s'écoule 

 de 16 à l atmosphère; une partie, 5 0/0, se liquéfie après que l'appareil a 

 été à la température de liquéfaction, ce qui demande une heure un quart de 

 marche avec l'appareil n° I ; avec l'appareil n° III, le régime est obtenu après 

 trente-cinq minutes. Enfin, Linde établit en ce moment un appareil de labo- 

 ratoire qui ne pèsera que deux kilogrammes, et qui donnera de l'air liquide 

 huit à douze minutes après la mise en marche. 



L'air liquide se rassemble dans un récipient en verre e à doubles parois, entre 

 lesquelles existe le vide de Crookes ; on retire le liquide par le robinet h, au 

 moyen d'un tuyau qui plonge jusqu'au fond du récipient ; la portion d'air 

 qui ne se liquéfie pas à la sortie du deuxième robinet quitte l'appareil, et 

 s'échappe dans l'atmosphère par le vide annulaire ménagé entre les serpentins 

 médian et extérieur. On injecte continuellement de l'eau dans la conduite d'as- 

 piration du compresseur à basse pression, pour réduire l'influence des espaces 



