102 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



conques de l'objet, il suffit de faire deux lectures sur une règle graduée qui 

 donne E et E'. 



Lorsqu'on connaît ainsi la position en hauteur de deux points de l'objet, 

 il est facile de déterminer leur distance horizontale connaissant l'éeartement 

 de leurs perspectives sur une épreuve, et la distance du point de vue. Un 

 article de M. Chabaud, publié récemment dans le journal la Radiographie, 

 contient une table de M. Gazes donnant cet écartemenl dans les cas les plus 

 communs pour des intervalles de hauteur de 2 en 2 centimètres et pour le 

 cas particulier où les deux points sont à la même hauteur; mais il est facile 

 de l'étendre à des points situés à des hauteurs différentes. 



Remarque. — On ne croit pas généralement que la stéréoscopie [misse 

 reposer sur des règles précises. Je ferai remarquer à cet égard que les bases 

 de la théorie que je viens d'exposer succinctement sont essentiellement expé- 

 rimentales : d'une part, la loi des perspectives accouplées; d'autre part, les 

 mesures expérimentales de M. Cazes sur la limite de l'indépendance entre 

 l'accommodation et l'angle de convergence. La formule générale donnant, dans 

 tous les cas, l'éeartement entre les points de vue, a été vérifiée de deux 

 manières différentes : 1° par des mesures directes ; 2° indirectement, par les 

 nombreuses applications que j'en ai faites depuis trois ans, soit à l'anatomie, 

 soit à la pathologie. La méthode de mesure des profondeurs est en réalité 

 une méthode géométrique dans laquelle le stéréoscope joue le rôle d'un 

 simple auxiliaire permettant l'identification complète des perspectives de 

 chaque point, ce que les méthodes géométriques ordinaires ne peuvent pas 

 donner. 



Technique expérimentale. — Contrairement à l'opinion générale, la tech- 

 nique expérimentale de la radiographie stéréoscopique est extrêmement 

 simple. 11 me sera facile de le démontrer dans ce chapitre. Pour cela, je 

 décrirai successivement le matériel nécessaire à l'obtention des épreuves, à 

 leur examen au stéréoscope et à la mesure de profondeur, et enfin une opéra- 

 tion. 



a) Matériel. 



1° Pour l'obtention des épreuves : 



En dehors du matériel radiographique ordinaire, il suffit d'avoir une règle 

 divisée en fractions de millimètres (autant que possible en 1/5 ou 1/10 de 

 millimètre, si l'on veut réussir la mesure «les profondeurs avec une précision 

 suffisante) le long de laquelle on déplace le suppori du tube producteur de 

 rayons X. Pour les opérations ordinaires, je me sers d'une simple règle en 

 bois sur laquelle j'ai fait coller une de ces divisions au demi-millimètre que 

 vendent tous les papetiers. M. Chabaud a décrit récemment un matériel 

 complet pour l'obtention des épreuves de radiographie stéréoscopique. Il pré- 

 sente l'avantage d'être toujours prêt et facilement utilisé dans les hôpitaux 

 et les cliniques par les personnes peu au courant des règles de la steié.is- 

 copie. .le préfère cependant mon dispositif, parce qu'il est plus simple et 

 qu'il s'adapte mieux à tous les cas et à tous les malades. 



2° Pour l'examen des épreuves au stéréoscope : 



Pour la radiographie ordinaire, il est utile d'avoir un pupitre dont la 

 partie supérieure soit formée par une -lace éclairée en dessous par de la 



