D r T. MARIE. — RAPPORT SUR LA RADIOGRAPHIE STÉRÉOSCO PIQUE 403 



lumière diffuse. Pour adapter ce pupitre à l'examen des épreuves sléréosco- 

 piques, il suffit de lui l'aire subir les deux modifications suivantes : 1° donner 

 à la partie utilisable de la glace une hauteur de 30 centimètres et une lar- 

 geur de 60 centimètres au moins, aiin de pouvoir examiner toutes les dimen- 

 sions d'épreuves jusqu'au 30/40 e ; 2° rendre mobile une moitié du bord 

 intérieur du cadre afin de pouvoir élever ou abaisser une des épreuves ou 

 bien l'incliner de droite à gauche et vice versa. Il suffit pour cela de la sup- 

 porter à ses extrémités par deux vis indépendantes. Le pupitre pour examen 

 d'épreuves stéréoscopiques que construit M. Chabaud présente une disposi- 

 tion analogue, mais qui permet seulement les mouvements d'élévation et 

 d'abaissement. 11 me semble qu'il y a là une lacune. En raison du jeu qu'on 

 laisse nécessairement aux plaques dans les châssis, ces mouvements d'incli- 

 naison sont indispensables pour mettre les deux lignes d'horizon dans le 

 prolongement l'une de l'autre. 



Le stéréoscope Cazes, formé simplement de quatre miroirs plans disposés 

 deux à deux parallèlement; se trouve dans le commerce à un prix relative- 

 ment peu élevé. Il est bon de choisir le modèle dans lequel toute la partie i 

 optique peut être inclinée d'une manière variable. 



3° Pour les mesures de profondeur : 



Le pupitre précédent peut servir; il suffit par conséquent de se procurer 

 l'appareil de mesure, le stéréomètre. L'appareil que j'ai décrit permet les 

 mesures au 1/2 millimètre près. Si l'on n'a pas besoin de cette précision, 

 et le cas se présente fréquemment en clinique, on peut simplifier beaucoup 

 la construction de cet appareil. Nous avons fait tous nos essais préliminaires 

 avec un modèle rudimentaire composé de deux cadres en bois ayant seule- 

 ment trois côtés et pouvant rentrer l'un dans l'autre; chaque cadre portait 

 un fil et le plus long cadre une règle en bois graduée en 1/2 millimètres. 

 Les résultats obtenus étaient très satisfaisants. 



b) Opération. 



Elle comprend nécessairement trois parties : obtention des épreuves, examen 

 au stéréoscope, mesure des profondeurs. 



1° Obtention des épreuves : 



On dispose le malade le plus commodément possible sur une table et on 

 glisse sous la région à examiner un châssis contenant une plaque photogra- 

 phique de grandeur appropriée. Le tout doit être parfaitement immobile. 

 Cela fait, on l\\e la règle graduée, qui doit donner la direction du déplace- 

 ment des points de vue, parallèlement à un des bords du châssis. Si les 

 épreuves doivent être examinées en hauteur, la règle devra être parallèle au 

 petit côté du châssis ; si elles doivent être examinées en largeur, elle devra 

 être parallèle au grand côté. On met le pied du support du tube bien en 

 contact avec la règle et on mesure la hauteur D du miroir positif du tube 

 au-dessus de l'objet. D'autre part, on mesure l'épaisseur P de l'objet. La table 

 à double entrée donne immédiatement A l'écartement des points de vue cor- 

 respondants. On fait glisser le support du tube le long de la règle graduée 

 jusqu'à ce que la verticale du miroir positif du tube tombe à une dis- 

 tance — du centre de l'objectif. On fait une première radiographie dans ces 

 conditions. On change de plaque et on fait une nouvelle radiographie après 



