404 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



avoir fait glisser le support de façon que la projection du miroir positif se 

 fasse maintenant de l'autre côté du centre et à la même distance. 



Les trois quantités D, P et A doivent être notées; elles servent pour le 

 réglage du stéréoscope et la mesure des profondeurs. 



i° Examen des épreuves : 



Supposons d'abord que l'on examine directement les clichés négatifs obtenus 

 dans l'opération précédente. On les place sur un pupitre à côté l'un de 

 l'autre, la gélatine en haut, tournée vers l'opérateur, et on déplace l'un des 

 deux clichés jusqu'à ce que la reconstitution ait lieu dans l'examen par le 

 stéréoscope. Les parties les plus nettes doivent être les plus profondes, sinon 

 on ferait passer l'épreuve de droite à gauche et vice versa. Il est d'ailleurs 

 souvent utile de faire successivement l'examen des parties superficielles et des 

 parties profondes en faisant cette transposition d'épreuves. 



Avec les positifs sur verre, on opère de même, mais en ayant soin de 

 tourner la face verre de la plaque vers l'observateur. 



Les positifs sur papier doivent être collés sur verre si l'on veut que l'objet 

 virtuel examiné ne subisse pas de déformation. L'épreuve devra occuper 

 toute la surface du verre. S'il n'en est pas ainsi, il faudra tenir compte de 

 la largeur de la bordure dans le réglage du stéréoscope. Il ne faudra pas 

 oublier qu'avec les épreuves sur papier, on voit un objet symétrique de 

 l'objet réel radiographié. 



3° Mesures des profondeurs : 



Les épreuves étant disposées comme il est dit dans le paragraphe précé- 

 dent, on place sur elles le stéréomètre et on déplace les équerres porte-fils 

 jusqu'à ce que le fil virtuel soit dans le plan des épreuves. 



La distance des fils réels est alors égale à E. 



On déplace les équerres d'abord à la main ; puis, quand le contact entre la 

 ligne virtuelle et le point de l'objet que l'on vise est à peu près obtenu, on 

 fixe les équerres au moyen des vis de serrage et on rend la coïncidence tout 

 à fait parfaite au moyen des vis de rappel. La distance des deux fils lue sur 

 la règle graduée donne la distance exacte des deux perspectives du point con- 

 sidéré à 1/20 de millimètre près. En répétant la même opération pour un 

 deuxième point, on connaît E et E', c'est-à-dire toutes les quantités néces- 

 saires pour le calcul de la distance en profondeur qui sépare ces deux points. 

 Il suffit donc de réaliser deux coïncidences et de faire deux lectures sur une 

 règle graduée, pour pouvoir déterminer la distance en profondeur qui sépare 

 deux points quelconques de l'objet, car toutes les autres quantités ont été 

 notées une fois pour toutes. 



Il est évident qu'on peut déterminer de la même façon la distance verticale 

 qui sépare un point quelconque de l'objet de la surface, pourvu que celle-ci 

 présente des points de repère. 



Applications de la radiographie stéréoscopique. — Il me semble inutile 

 de développer les applications de la radiographie stéréoscopique, il suffit en effet 

 de se rappeler : 



« 1° Que la production virtuelle obtenue est tout à fait semblable, en tant 

 que forme et rapports de dimensions, à l'objet réel radiographié ; 



» 2° Que l'on obtient plus de détails que par la radiographie simple, parce 



