[30 



ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



de la façon suivante : à 6 centimètres de l'extrémité antérieure t de la bougie 

 a été sertie une petite bague métallique ce' ayant o millimètres de hauteur et 

 0*"-,78 d'épaisseur. C'est doue un petit cylindre de métal B qui, sur une Ion. 

 gueur d'un demi-centimètre, est substitué à la paroi en gomme de la bougie f ; 

 mais comme la bague a été glissée dans la bougie, 

 celle-là l'ait saillie sur celle-ci, et la hauteur du relie! 

 ç^ esl de mm ,75 pour chaque côté, soit de l mm ,5pour le 

 diamètre. Les bords de la bague ont été émoussés, 

 de façon qu'ils ne puissent pas. pendant l'introduction 

 de la bougie, déchirer la muqueuse. Cette bague 

 est fixée sur sa bougie correspondante à l'aide d'une 

 tige métallique placée perpendiculairement à L'axe 

 de la bougie el qui traverse la paroi de la bague 

 en deux points diamétralement opposés ; les bouts 

 de cette tige ont été soigneusement rivés et limés, 

 en sorte que la surface de la bague présente un poli 

 parfait. 



Sur cette tige transversale et à l'intérieur de 

 la bougie qui, bien entendu, a été choisie creuse, 

 ç, est soudé un petit fil de cuivre rouge, très souple, 

 destiné à conduire le courant jusqu'à la bague ; 

 l'autre extrémité de ce fil souple est soudée à une 

 borne A en laiton nickelé, fixée à la bougie, et dans 

 laquelle on peut facilement enfoncer la fiche métal- 

 lique qui termine tous les fils utilisés en électrothé- 

 rapie. 



La bague qui vient d'être décrite peut être ser- 

 tie sur tous les numéros de la filière Cbarrière; 

 cependant, notre constructeur. Pli. Lépine, de 

 Lyon, n'a pu, malgré toute son habileté, commen- 

 c- cer qu'au n° 3. correspondant à un diamètre de 

 1 millimètre; c'est un calibre d'ailleurs assez petit 

 pour les rétrécissements les plus serrés. Il est inu- 

 tile, ainsi que nous l'avons constate'- par l'expérience, 

 de posséder tous les numéros, depuis 3 jusqu'à 21 : 

 il suffit d'avoir les bougies 3, 6. 9, 12, 15, 18. 21. 

 dont les diamètres varient, par conséquent, de 1 mil- 

 limètre. 

 G t Quels sont les avantage- et quel est le manuel opé- 



ratoire de l'instrumentation ainsi comprise? 



Les avantages sont grands : grâce à la faible lon- 

 gueur de la bougie métallique, la souplesse de la 

 bougie n'est aucunement modifiée, en sorte que notre bougie s'introduit aussi 

 facilement dans l'urètre que si c'était une bougie ordinaire. Dans les canaux 

 tortueux, par conséquent, dans lesquels les appareils à olive première ou à 

 olive précédée d'une bougie conductrice ne peuvent pas servir, notre bougie 

 s'insinue parfaitement, et la partie électrolysante se trouve ainsi amené 

 n'importe quel point du «anal. Voilà évitée une première difficulté Inhérente 

 aux dispositifs à olive. 

 Nos bougies permettent, en outre, de taire le cathétérisme de l'urètre et de se 



B *U 



FiG. 9. 



