D r BORDIER. — TRAITEMENT PAR l'ÉLECTROLYSE DES RÉTRÉCISSEMENTS 431 



on pousse la bougie qui 

 B 



rendre compte de la topographie de "ce canal avant de faire agir l'électrolyse, 

 c'est-à-dire de connaître non seulement le calibre du rétrécissement, mais aussi 

 d'en déterminer le siège. En effet, grâce à l'augmentation légère du diamètre 

 de la bougie au niveau de la bague, on sent très bien le moment où cette bague 

 éprouve une certaine gêne à passer ; ce moment-là indique la présence d'un 

 rétrécissement, et il est facile de voir quelle est sa situation; quant à son 

 calibre, il suffit de regarder le numéro de la bougie qui a produit à l'opérateur 

 la sensation légèrement résistante au moment où la bague n'a plus pu pénétrer 

 facilement à travers la stricture. 



On peut encore savoir quelle est la longueur de la partie rétrécie : il suffit 

 de forcer sur la bougie dont la bague a subi un temps d'arrêt à l'entrée du 

 rétrécissement, de manière à faire pénétrer celle-ci dans la partie resserrée du 

 canal ; la gène ressentie pour taire cheminer la bague dans le rétrécissement 

 disparaîtra lorsqu'elle sera arrivée à la fin de la partie rétrécie. On n'a donc 

 aucune difficulté pour faire les déterminations préalables, ni pour savoir com- 

 bien il y a de rétrécissements dans le canal. 



Quant au mode opératoire, il est des plus simples : 

 fait éprouver à l'opérateur la sensation d'un léger 

 obstacle et on place la bague en plein rétrécissement 

 (fïg. 10}. Dans ces conditions, les tissus fibreux RR' 

 qui constituent la stricture se trouvent en contact 

 avec un cylindre métallique AA', si bien que l'action 

 éleetrolytique aura lieu sur ces tissus d'une manière 

 égale- 

 La bague une fois en place, on fait passer le cou- 

 rant en se servant d'un rhéostat à liquide qui per- 

 met d'amener l'intensité à la valeur voulue sans 

 aucune saccade; suivant la nature du rétrécissement, 

 l'intensité et le temps d'application varieront; nous 

 reviendrons tout à l'heure sur ces points. 



Lorsque le rétrécissement est long, on imprime à 

 la bougie et, par suite, à la bague métallique des 

 mouvements de va-et-vient très lents, après s'être 

 rendu compte, au préalable, de l'étendue qu'il sera 

 nécessaire de faire parcourir à la partie électro- 

 lysante. 



Lorsque le courant a agi pendant une dizaine de 

 minutes avec la première bougie sur le rétrécisse- 1IG - l0 - 



ment, on cherche quelle est la bougie qu'il faut intro- 

 duire pour que la bague éprouve quelque gêne à passer dans le rétrécissement; 

 après avoir placé la nouvelle bague encore au milieu des l issus du rétrécisse- 

 ment, on produit une nouvelle électrolyse pendant cinq minutes. La substitu- 

 tion d'une bague plus grosse à la première qui avait pu être introduite dans le 

 rétrécissement, a pour but d'atteindre, par les effets tertiaires de l'électrolyse. 

 des couches plus profondes et plus excentriques. 



Dans notre méthode, il est important de remarquer que nous ne cherchons 

 pas à franchir les rétrécissements, de façon à introduire aussitôt après l'opéra- 

 tion une bougie n° 20 ou 21; nous prenons, au contraire, un rétrécissement, et 

 nous faisons agir sur lui, et en quantité égale sur les tissus qui le constituent, 

 les effets tertiaires de l'électrolyse. 



