U2 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



voies naturelles d'accès dans l'organisme. L'assimilai ion de l'ampoule à une 

 lampe produisant des rayons très pénétrants, quoique invisibles directement, 

 conduisait fatalement à cette idée. 



De plus, il était manifeste que l'introduction du tube de Crookes dans les 

 cavités pelvienne et buccale, outre qu'elle diminuerait beaucoup l'épaisseur des 

 tissus à traverser, éviterait la superposition des surfaces osseuses situées sur des 

 plans différents, et dont l'enchevêtrement était si gênant pour l'interprétation 

 des images obtenues avec la méthode ordinaire. 



Les premiers expérimentateurs se sont heurtés à des difficultés d'ordre élec- 

 trique, qui ont fait abandonner les recherches commencées, en mai 1896. par 

 MM. Oudin et Barthélémy. L'apparition des troubles trophiquesa encore reculé 

 la solution du problème, et a certainement contribué pour beaucoup à arrêter 

 l'expérimentation dès les premières tentatives, qui datent presque de la décou- 

 verte de Rœntgen. 



En mai 1897, M. Destot a indiqué la possibilité du fonctionnement intra- 

 organique d'un tube de Crookes à l'aide d'une machine statique bipolaire 

 quelconque. 



Mais son dispositit semble être resté à l'état de projet, car aucun résultat 

 pratique n'a jamais été publié par lui sur cette question. M. 'Destot plaçait son 

 malade dans le circuit, et l'isolait, ainsi que l'opérateur, sur un grand tabouret 

 à pieds de verre 



Il conseillait surtout ce mode d'excitation pour éviter les troubles trophiques. 

 qui étaient très redoutés à cette époque. 



Dès le début de nos recherches, en janvier 1898, nous nous son unes dirigé 

 dans une voie toute différente et toute nouvelle. 



Nous avons basé notre technique opératoire sur la mise au sol parfaite du 

 tube de Crookes, du malade et de l'opérateur, de façon à bannir toute crainte 

 des phénomènes électriques. 



L'innocuité de la machine statique, au point de vue de la production des 

 troubles trophiques, paraissant établie, nous avons choisi la seule machine sta- 

 tique qui pût fonctionner normalement avec un pôle à la terre, c'est-à-dire la 

 machine Carré. 



Ayant de suite obtenu des résultats pratiques encoursgeants, nous avons 

 appelé endodiascopie cette méthode d'utilisation des rayons'de Rœntgen, carac- 

 térisée par l'introduction du tube de Crookes dans les cavités naturelles, le pôle 

 positif du générateur d'électricité étant mis à la terre, et le malade se trouvant en 

 dehors du circuit. 



La suppression des phénomènes électriques a. en outre, pour résultat de per- 

 mettre d'employer de grandes intensités, en laissant toute confiance au malade 

 et à l'opérateur. Ceux-ci, en effet, peuvent toucher le tube et tous les appareils : 

 ce qui facilite beaucoup les manipulations de toutes sortes nécessaires à un bon 

 fonctionnement. 



De plus, l'éclairage est meilleur, toutes choses égales d'ailleurs, puisque les 

 rayons de Rœntgen peuvent être utilisés dans le voisinage immédiat de leur 

 point d'émission. 



Enfin, rien n'est plus simple que de mettre une image au point, puisqu'on 

 peut déplacer le tube de Crookes, à la main, pendant la marche; le promener 

 sur les différentes parties du corps, et le placer dans tous les plans possibles 

 d'orientation. 



