BOUCHACOl'RT. — l'eNDÛDJASCOPIE. SA TECHNIQUE ET SES RÉSULTATS 443 



Nous avons publié dans la Presse médicale (1) nos premières endodiagraphies ; 

 et nous avons exposé dans notre thèse inaugurale (2) cette méthode nouvelle, 

 complète en théorie, mais bien imparfaite pratiquement, tout au moins à cette 

 époque. 



Génerateers d'électricité. — Un grave inconvénient de ce mode de produc- 

 tion de rayons de Rœntgen était d'abord l'obligation d'employer tout un 

 matériel spécial, comme générateur d'électricité et comme tube de Crookes. 



En outre, la nécessité dans laquelle on se trouvait de se servir de la machine 

 statique Carré, liait la méthode à toutes les imperfections actuelles de cette 

 source électrique. 



Aussi avons-nous cherché a réaliser une,borine qui présentât les caractères 

 de l'unipolai tté. 



Dans le modèle que nous avons l'ait construire par M. Guenet. on s'est surtout 

 préoceiipé d'utiliser la partie centrale de l'inducteur. 



Des galettes, en très petit nombre, ont été placées de telle sorte que le pôle à 

 basse tension de la bobine lut réuni au fil d'entrée et que le seul pôle actif tut 

 réuni au fil de sortie de cet induit. 



Dans cette bobine, qui donnait 18 centimètres d'éti»celie entre bornes, on 

 obtenait 15 rrntimètres de longueur d'étincelle quand le pôle laible était mis 

 au sol. Le transformateur dit unipolaire de MM. Wydts et Rochefort présente 

 les mêmes particularités. 



La réduction de l'étincelle, quand on met un pôle au sol. atteint le quart et 

 même le tiers de sa longueur totale. 



Cet inconvénient était assez sérieux pour nécessiter de nouvelles recherches, 

 dont nous donnons ici les résultats. 



Des circonstances particulières ayant amené notre collaborateur de la pre- 

 mière berne. M. A. Rémond, ancien élève de Polytechnique, à diriger les 

 ateliers de construction de la maison E. Meunier, nous avons repris complète- 

 ment l'étude d'un générateur unipolaire rationnel, à laible consommation du 

 primaire, et à grand rendement. 



Le modèle que nous avons l'honneur de présenter à l'Afas est le premier 

 appareil construit dans ces conditions. Nous n'en donnerons que la description 

 rapide, tous les détails de physique pure taisant l'objet d'un mémoire, que 

 M. Rémond soumet à la Section de physique de ce Congrès. 



Dès l'instant que nous n'employions que la tension négative de la bobine, il 

 était indiqué, pour nous, de n'utiliser que le champ correspondant de l'électro- 

 ai niant inducteur. Nous avons donc placé notre induit seulement à partir de 

 la ligne neutre du noyau de ter doux, et dans un sens tel que le pôle final lût 

 négatii. 



Notre système de bobinage, qui emploie de nombreuses galettes minces, 

 accouplées alternativement au centre et à la périphérie, est à isolement 

 cloisonné. 



L'épaisseur de la couche isolante va en augmentant, comme la tension élec- 

 trique, à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité île la bobine opposée à celle 

 d'où émerge le noyau iuducteur. 



Grâce à ce dispositif, l'entrée du fil induit est à une tension presque nulle : 



(1) Numéro dm 9 mars 1898. 



(2) Juillet 1898. 



