444 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



aussi l'étincelle a-t-elle la même longueur, qu'elle éclate entre bornes ou entre 

 le pôle négatif et le sol. 



L'aspect extérieur de ce générateur d'induction, avec son électro-aimant 

 engagé seulement dans une moitié de sa longueur, est très particulier. 



Nous avons cherché enfin à limiter la dépense du primaire, à laquelle on ne 

 semblait jusqu'à présent, et bien à tort, n'attacher aucune importance. Nous 

 sommes parvenu déjà à réaliser une économie sérieuse dans sa consommation. 



Ainsi, sous 12 volts, 4 ampères nous donnent une étincelle induite de 18 à 

 20 centimètres de longueur; sous 16 volts, 5 ampères produisent facilement 

 32 à 36 centimètres d'étincelle très forte ; la transformation de l'étincelle en 

 effluve se faisant au delà de 40 centimètres. 



Enfin, nous nous sommes attaché avec un soin tout particulier à l'étude du 

 condensateur, dont l'action se fait sentir à la fois sur la longueur et sur la 

 nature de l'étincelle, toutes choses égales d'ailleurs. 



Cette nouvelle bobine peut être employée avec un courant variant de 

 4 à 16 volts, en donnant chaque fois des résultats bien définis. C'est grâce à 

 l'adjonction d'un condensateur divisé, et soigneusement gradué, que ce but a 

 pu être atteint. 



Nous pouvons signaler quelques chiffres inédits, recueillis au cours des essais. 

 Ceux-ci ont bien montré que la capacité du condensateur variait suivant une 

 loi propre à chaque bobine, mais s'éloignant beaucoup de la proportionnalité 

 admise jusqu'ici par les constructeurs de condensateurs cloisonnés. 



C'est ainsi qu'une bobine de 30 centimètres d'étincelle maximum a exigé des 

 condensateurs représentés comme capacité, en unité conventionnelle, par les 

 chiffres 10, 20 et 90, suivant qu'elle était actionnée par des courants dont le 

 voltage était de 6, 10 ou 16. 



De telle sorte que, ramenée approximativement au microfarad, l'unilé 

 conventionnelle nous donne : 



Voltage du courant 6 10 16 



Ampère 4 5 6 



Capacité en microfarads 3,25 7,5 37,5 



Une autre des particularités nouvelles de la construction de ce générateur 

 unipolaire d'induction est le mode d'accouplement des courants primaire el 

 secondaire. 



Celui que nous avons adopté après de multiples expérimentations, qui 

 nous donne le rendement maximum, et assure la marche la plus régulière, 

 est le suivant : 



Le côté positif du primaire est relié au pôle positif, qui est à basse tension, 

 de l'induit. 



La mise au sol se fait dans le voisinage immédiat de ce point de jonction, qui 

 est placé entre l'interrupteur et la bobine. 



L'unipolarité de l'appareil est donc assurée par une seule connexion, sans 

 que son rendement soit diminué en aucune façon. 



Ed effet, le raccourcissement de l'étincelle, — que nous avions constaté 

 dans la marche en unipolaire de la bobine de M. Guenet, et du transfor- 

 mateur Wydts et Rochefort, — était dû à la position occupée par les galettes 

 par rapport à 1 "électro-aimant inducteur, dans ces deux sortes d'appareils. 



