BOUCHACOUUT. — l'eNDODIASCOPIE, SA TECHNIQUE ET SES RÉSULTATS 445 



La fraction du champ opposé à celui qu'on emploie utilement, en unipolaire, 

 est précisément mesurée par la diminution de longueur de l'étincelle. 



En adaptant le dispositif ordinaire à la construction des sources électrique s 

 unipolaires, on réduisait à néant l'action de toute la partie de l'induit qui se 

 trouvait dans le champ inutilisé. 



On conçoit donc que, dans ces conditions, la marche en bipolaire fût meil- 

 leure dans tous les cas. 



Producteurs de rayons de Roentgen. — Les tubes de Crookes destinés à être 

 excités par la méthode unipolaire, présentent une forme et des dimensions très 

 variables suivant le but qu'on cherche à atteindre cliniquement. 



a) L'ampoule qui ne doit fonctionner qu'en contact avec le corps du malade 

 a la tonne d'un tube ordinaire, dont la partie cathodique aurait été notable- 

 ment allongée. 



Pour plus de commodité dans son maniement, elle est placée dans une lan- 

 terne porte-ampoule spéciale. Cet appareil est composé essentiellement de deux 

 disques parallèles réunis par trois tiges, dont l'une, plus importante, de section 

 hexagonale, forme la poignée de la lanterne. 



Au centre de ces disques sont placées des pinces appropriées, permettant de 

 fixer solidement des tubes de Crookes de dimensions variables dans un même 

 porte-ampoule. 



Au-devant du tube s'appliquent deux autres disques demi-circulaires, réunis 

 par des tiges de bois, et recouverts par un placage résistant ; celui-ci, perméable 

 aux rayons de Rœntgen, forme un demi-cylindre constituant une gaine incom- 

 plète pour le tube. 



Cet appareil, qui sert de soutien et de protection à l'ampoule, a, en outre, 

 l'avantage de permettre d'exercer une certaine pression sur les chairs, avec la 

 partit • antérieure rigide de la lanterne. On diminue ainsi notablement l'épais- 

 seur des tissus à traverser, qu'on étale au-devant du faisceau de rayons. 



La partie postérieure de ce porte-ampoule étant ouverte, rien n'est plus 

 facile que de surveiller, à chaque instant, l'état de fluorescence du verre de 

 l'ampoule. 



Pour examiner un point quelconque du corps avec ce tube ainsi protégé, il 

 suffit de relier l'extrémité cathodique de l'ampoule au fil unique de la bobine, 

 et la borne anodique du support au fil de sol. 



On prend alors la lanterne par sa poignée, et on la promène à la surface du 

 corps du malade, immédiatement en contact avec la région à examiner, l'écran 

 fluorescent suivant de l'autre côté la lueur du tube. La mise au point se fait 

 ainsi très rapidement, et avec une facilité beaucoup plus grande que dans l'em- 

 ploi de la méthode ordinaire. 



L'examen d'un os long, d'une de ses extrémités à l'autre, ne demande que 

 quelques secondés de durée. 



La possibilité de placer le tube dans des plans d'orientation bien définis, et 

 tn's variés, rend très aisés la recherche des corps étrangers, et la détermination 

 de la nature et de la direction des traits de fracture. 



En plaçant la lanterne sous l'aisselle, on a une image excellente de la clavi- 

 cule, vue suivant ses faces, et de l'articulation scapulo-humérale. 



De même, en mettant le tube entre le cou et le maxillaire inférieur, ou 

 derrière la branche montante de cet os, on peut avoir des images qu'il est 



